( 841 ) 



Ër was een weerstand van meer dan 1 Megoïim in de galv 

 meterketen geschakeld, zoodat de electro magnetische demping mocht 

 worden verwaarloosd, en dus r = r a mocht worden gesteld. Er werd 

 gevonden: 



q=9 mM. 



c = 5,69 mM. per mikrampère. 



v = 88,1 



d= 0.979. 

 Daar de kwartsdraad bij een snelle beweging een fijne lijn schrijft 

 op de gevoelige plaat, kunnen de hellingshoeken der kromme met 

 groote nauwkeurigheid worden gemeten. Evenwel is een fout van 

 0°.1 in het bedrag van den gemeten hellingshoek mogelijk. En 

 indien de werkelijke hoek 0.1° grooter is dan het gevonden bedrag, 

 moet voor de waarde van den tangens 104.2 inplaats van 88.1 

 genomen worden. Door een metingsfout van 0.°1 zou hier dus een 

 fout van ruim 18°/ in het eindresultaat worden veroorzaakt. Stelt 

 men de onzekerheid in de waarde van q op 1.5 mM., dan moet 

 ook reeds de alleen daardoor veroorzaakte waarschijnlijke fout op 17°/ 

 worden berekend. 



De door ons gebruikte meetinrichting stelt ons niet in staat, het 

 resultaat nauwkeuriger te maken. 



Bij de tweede methode, om bij strak gespannen, oscilleerende 

 snaar het bedrag van den weerstand r der snaarbeweging te leeren 

 kennen, maken wij gebruik van de onderstaande formule 1 ). 



rii 



Ign k = ~ (16) 



waarin de letters dezelfde beteekenis hebben als vroeger, te weten : 

 k = de dempingsverhouding, 

 r = de gezochte weerstand der snaarbeweging, 

 T == de periode der oscilleerende uitslagen, 

 m z=z de massa der snaar. 

 Wij schrijven formule (16) in den vorm 



ém Ign k 



T 



(17) 



en vullen voor m de waarde in ? die wij volgens formule (7) in het 

 vorige hoofdstuk hebben leeren kennen als 



m = ....... (7) 



Dan vinden wij : 



!) Zie bijv. Kohlrausch t. a. p. p. 448. 



