( 848 ) 

 TABEL VIII. 



Nummer 



Gevoeligheid c voor de grens- 

 waarde der aperiodiciteit. 



der 

 snaar. 



bij luchtdemping 

 alleen. 



bij luchl demping 



en electromagne- 



tische demping 



gecombineerd. 



10 

 43 

 14 



(120) 

 (130) 

 (415) 



(50) 

 (45) 

 (55) 



5. De versnelling. 



Wanneer wij een kromme analyseeren, die door den capillair- 

 electrometer is geschreven, en bet potentiaalverschil wenschen te 

 leeren kennen, dat op een gegeven oogenblik tussehen het kwik en 

 het zwavelzuur heeft geheerscht, hebben wij behalve met de eigen- 

 schappen van het instrument en de bewegingssnelheid der schrijf- 

 vlakte alleen nog rekening te houden met de snelheid der meniscus- 

 beweging. Wanneer wij daarentegen een kromme analyseeren, die 

 door den snaargalvanometer is geschreven, kunnen wij in 't algemeen 

 niet met de analoge gegevens volstaan. Dikwijls zal het noodig zijn, 

 niet alleen cle snelheid maar ook de versnelling in rekening te 

 brengen, die het snaarbeeld vertoont. 



Dit moet daaraan worden toegeschreven, dat in den capillair- 

 electrometer de weerstand der meniscusbeweging zeer groot is l ) in 

 vergelijking met de massa van den kwikdraad, zoodat deze massa 

 mag worden verwaarloosd, wanneer men het aanwezige potentiaal- 

 verschil uit de bewegingssnelheid wenscht te berekenen, terwijl bij 

 den snaargalvanometer de weerstand der kwartsdraadbeweging zeer 

 gering is en dus de massa van den draad in vele gevallen een 

 duidelijken invloed op de snelheid zijner uitslagen uitoefent. 



Bovenstaande beschouwingen kunnen overzichtelijk worden weer- 

 gegeven met behulp van formule (11), die reeds in het voorgaande 

 hoofdstuk werd ontwikkeld. 



q — crv -\- cm 



(1 + »') 8 



(11) 



1 ) Over den invloed van den wrijvingsweerstand op de meniscusbeweging in 

 Lippmann's capillair-eleclrometer, zie deze „Verslagen" VIII, p. 177. 1899, 



