( 857 ) 



De regelmatig gebogen lijn van middelbare dikte stelt de geregi- 

 streerde kromme voor. Op het tijdstip t = wordt de constante 

 stroom doorgevoerd. Bij een ideale, volkomen nauwkeurige analyse 

 zouden wij tot de constructie van twee rechte lijnen gevoerd worden, 

 van Avelke de eerste bij A loodrecht stijgt tot B en de tweede hori- 

 zontaal van B verder gaat tot C. De resultaten der werkelijke ana- 

 lyse volgens kolom 5 van tabel IX worden voorgesteld door de dikke 

 lijn, terwijl de dunne lijn de waarden van r c v volgens kolom 3 der 

 genoemde tabel voorstelt. 



Voor de schijnbare massa m zijn twee verschillende waarden in 

 rekening gebracht, en wel is m in de eerste 4 duizendsten seconde 

 gesteld op 0,0567, dat is 6 X grooter dan het bedrag, dat in hoofd- 

 stuk 3 gevonden is. Bij t = 6 o en t = 8 <j oefent m geen invloed 

 uit, daar op deze tijden q = oo mag worden gesteld. Van t = 10 o 

 af is in opnieuw in rekening gebracht, doch thans voor een waarde 

 van 0,0187 of een 2 X grooter bedrag dan dat van hoofdstuk 3. 



Wanneer men een enkele waarde voor m in rekening brengt, 

 worden de resultaten der constructie veel minder fraai en de vraag 

 doet zich voor, of wij de gansche analyse niet als waardeloos 

 moeten gaan beschouwen, nu het blijkt, dat wij in de onmogelijkheid 

 verkeeren, om voor m een constant bedrag aan te nemen. 



Wij merken hiertegenover in de eerste plaats op, dat zooals aan- 

 stonds nog nader blijken zal, de variatie in de waarde van m alleen 

 bij een groote gevoeligheid van den galvanometer, dus bij een geringe 

 spanning van den kwartsdraad in aanmerking komt. Verder kan ook 

 bij den gevoeligsten galvanometerstand nog een belangrijk gedeelte 

 der analyse met vrucht worden toegepast. Praktisch zal immers een 

 kromme, bijv. zooals die bij vele electrophysiologische onderzoekingen 

 kan worden verkregen, uit deelen van verschillende kromming be- 

 staan en steeds een aantal punten vertoonen, waarin q = oo of de 

 versnelling = mag worden gesteld. In al die punten behoeft men 

 met m geen rekening te houden. Daar r met groote nauwkeurigheid 

 kan worden gemeten, geschiedt hier de analyse in alle opzichten 

 bevredigend. 



Verder zal overal, waar de kromming niet te sterk en tevens de 

 hellingshoek niet te groot is, — in ons geval reeds in alle punten, 

 die later dan 0,004 seconde na de stroomsluiting zijn geregistreerd, 

 — met vrucht de door ons ontwikkelde analyse kunnen worden 

 toegepast, zooals uit tabel IX en figuur 3 voldoende blijkt. Voor 

 iedere bepaalde kwartsdraadspanning brenge men daarbij een be- 

 paalde waarde voor m in rekening. 



De oorzaak, waarom in 't algemeen m bij verschillende spanning 



