( 874 ) 



E. — (45) 



waarin E 3 de normaalgevoeligheid, 



a de uitslag in millimeters, 



t de periode eener geheele schommeling (~) in seconden, 

 berekend voor ongedempte slingeringen *), 



I de stroomsterkte in Ampères, 



v de mikroskopische vergrooting, en 



w de inwendige geleidingsweerstand in Ohms beteekent. 

 Naar aanleiding van een lezenswaardig opstel van W alter P. White 2 ) 

 merken wij op, dat het begrip normaalgevoeligheid volkomen scherp 

 in een formule is gedefinieerd en dus geen aanleiding behoeft te 

 geven tot misverstand. Het genoemde begrip kan van groot nut zijn 

 ter beoordeeling van eventueele veranderingen, die aan een bestaanden 

 galvanometer kunnen worden aangebracht, of die bij de constructie 

 van een nieuw instrument met voordeel kunnen worden toegepast. 

 In de normaalgevoeligheid bezit men een zeer te waardeeren, belang- 

 rijk gegeven van een galvanometer, maar het behoeft nauwelijks te 

 worden gezegd, dat daardoor de bruikbaarheid van het instrument 

 nog op verre na niet is bepaald. 



Bij de beoordeeling van de bruikbaarheid spelen immers nog tal 

 van eigenschappen een groote rol, zooals b.v. de praktisch bereik- 

 bare inwendige weerstand, de grootte der demping, de constantie 

 van het nulpunt, de evenredigheid der uitslagen aan de stroom- 

 sterkten enz. 



De normaalgevoeligheid bedraagt 



van draad 10 10 8 , 



„13 1,4 X 10 6 , 



„14 \ . . , . . 2 X30 6 , 



„ 20 (in hoofdstuk 7 terloops genoemd) 2,1 X 10 6 . 

 Slaagde men er in, een aluminiumdraad te vervaardigen van \[i 

 diameter en 12,7 cM. lengte, d. i. dus van gelijke lengte als elk der 

 drie eerstgenoemde kwartsdraden, dan zou men een galvanometer 



1 ) In Ann. d. Phys. t. a. p. hebben wij met t den duur eener geheele schomme- 

 ling ('-^) aangeduid. Door deze qualificatie is uitgedrukt, dat onze formules slechts 

 voor een periodische beweging in aanmerking komen. Het komt ons gewenscht 

 voor, thans nog uitdrukkelijk daarbij te vermelden, dat de periode t voor onge- 

 dempte schommelingen berekend moet zijn. 



2 ) Walter P. White. Sensitive moving coil galvanometers. The physical review 

 vol. 19, n°. 5, p. 305. 1904. 



