( 879 ) 



waarin T de tijdsconstante voorstelt. l ) 



Beide formules hebben betrekking op het [mm — pA] stelsel. 



Drukken wij r x in dynes, m 1 in grammen en T x in seconden uit, 



dan krijgen wij 



l*H 2 2 

 r x = X - X 10-9 dynes (46) 



iv Jt 



m 1 ff S2 



c = l X — X 10 -6 b millimeters per mikrampère. . (47) 



rr 



en 



m, 16 

 Tj = — X — seconden (48) 



r x jt 2 



Uit de formules (46), (47) en (48) wordt afgeleid, dat 



c = -^X10^X6Ti ( 49 ) 



Noemt men c s de gevoeligheid voor een spanningsverschil en wel 

 uitgedrukt in millimeters uitslag per mikro-Volt, dan is 



c z— c s iu 

 waaruit in verband met formule (49) volgt, dat 



Cs =— XIO^X^T, ...... (50) 



Verder leiden wij uit de formules (46) en (48) af, dat 



m t w 8 X 10 9 



T ' = ^x-^ < 51) 



De beide laatstgenoemde formules (50) en (51) verstrekken ons 

 alle gegevens, om op gemakkelijke wijze den invloed na te gaan, 

 die verschillende veranderingen in den galvanometer uitoefenen op 

 diens gevoeligheid voor thermostroomen. 



In de eerste plaats wijzen op de omstandigheid, dat het dikker of 

 dunner maken van een draad geen wijziging van de gevoeligheid c s 

 ten gevolge heeft, wanneer slechts het produkt m x w in formule (51) 

 onveranderd blijft. Maakt men van een metaaldraad gebruik, dan 

 blijft, als men steeds draden van hetzelfde metaal en van dezelfde 

 lengte neemt, de waarde m x w vanzelf onveranderd, hoe men ook 

 de dikte van den draad wijzigt. Het kan een voordeel opleveren, 

 een zwaren, dikken draad te gebruiken, daar hierbij de luchtdemping 

 verwaarloosd mag worden, zonder dat de draad in het luchtledige 



l ) Zie Fleming, t. a. p. p, 377 en volg. 



