( 882 ) 



Deze methoden vinden in de eerste plaats haar toepassing in de 

 electrotechniek, bijv. bij het onderzoek naar den vorm der potentiaal- 

 schommelingen en stroomschommelingen, die men verkrijgt met 

 behulp van dynamomachines, interruptoren, inductiesleden enz. Voor 

 dergelijk onderzoek wordt reeds met goed gevolg gebruik gemaakt 

 van den oscillograaf, een werktuig, dat wel is waar een aanzienlijk 

 geringere gevoeligheid bezit dan de snaargalvanometer, maar dat 

 toch bij de meting van sterkere stroomen voortreffelijke diensten kan 

 verleenen. 



In de tweede en voor ons doel voornaamste plaats vinden de onder 

 UB genoemde methoden haar toepassing in de electrophysiologie. 

 Hier kan de snaargalvanometer in vele gevallen door geen ander 

 instrument worden vervangen. 



Men kan een aantal electrophysiologische onderzoekingen van den 

 meest verschillenden aard met dezelfde snaar volbrengen. Zoo wordt 

 op het laboratorium thans een zelfde snaar N°. 18 gebruikt voor het 

 onderzoek van het electrocardiogram, van hartstonen en geluiden in 

 het algemeen, van retinastroomen en van zenuwstroomen. Toch 

 wenschen wij hier kortelijks na te gaan, aan welke voorwaarden 

 een snaar moet voldoen, die men uit een aantal beschikbare snaren 

 uitkiest, om bij een bepaald electro-physiologisch onderzoek de gun- 

 stigste resultaten op te leveren. 



Beginnen wij met het registreeren van het menschelijk electro- 

 cardiogram. Men kan hierbij den stroom van beide handen afleiden. 

 De handen en onderarmen worden gedompeld in groote met NaCl- 

 oplossing gevulde poreuze potten, die in glazen vaten met Zn S0 4 - 

 oplossing geplaatst zijn. Tn de zinksulfaat-oplossing bevinden zich 

 geamalgeerde zinkcylinders die door geleiddraden aan den galvano- 

 meter worden verbonden. Onder deze omstandigheden wisselt de 

 geleidingsweerstand van het menschelijk lichaam bij verschillende 

 personen tusschen ongeveer 1000 en 2000 Ohm, welk bedrag belang- 

 rijk kleiner is dan de weerstand van een dunnen verzilverden kwarts- 

 draad. Van de vroeger genoemde kwartsdraden 10, 13 en 14 zal 

 jN°. 13 bij het schrijven van het electrocardiogram de gunstigste 

 resultaten opleveren, daar van dezen draad de geleidings weerstand 

 het geringst is. Wel is waar is de normaalgevoeligheid van draad 

 N°. 14 ongeveer 1,4-maal grooter, doch de stroomen, die deze draad 

 van het kloppende hart ontvangt, zullen wegens den grooteren weer- 

 stand bijna tweemaal zwakker zijn. 



Boven n°. 10 heeft draad 13 behalve zijn geringeren geleidings- 

 weerstand nog het voordeel van te bezitten een geringeren lucht? 

 weerstand tegen de beweging. Deze laatste eigenschap speelt hier 



