( 884 ) 



Ten opzichte hiervan mag de galvanometerweerstand, zelfs die van 

 draad n°. 14 gering worden genoemd. Het voor den te meten stroom 

 beschikbare, door de zenuwactie veroorzaakte potentiaalverschil is 

 belangrijk grooter dan bij het onderzoek naar het menschelijk electro- 

 cardiogram te voorschijn komt, maar de duur van een zenuwactie- 

 stroom is korter, en wordt door slechts weinige duizendsten seconden 

 gemeten. 



Deze gegevens wijzen ons den weg bij de keuze van een kwartsdraad. 



In de eerste plaats zien wij gemakkelijk in, dat de verschillen in 

 den geleidingsweerstand van de kwartsdraden onderling slechts een 

 onbeteekenenden invloed kunnen uitoefenen op de intensiteit van den 

 actiestroom, daar immers de zenuw weerstand zelf in de keten overr 

 wegend is. Verder moet de uitslag van den kwartsdraad zeer snel 

 zijn, de spanning dus groot en daar een oscilleerende uitslag moet 

 worden vermeden, zal het gewenscht zijn de spanning op zoodanige 

 wijze te regelen, dat de snaarbeweging op de grens der aperiodiciteit 

 wordt gebracht. Doch ook in deze omstandigheden is de uitslag nog 

 niet snel genoeg om den zenuwactiestroom nauwkeurig weer te geven. 

 Wij moeten daarom middelen aanwenden, die ons in staat stellen, 

 om de snelheid van den uitslag te vergrooten, zonder dat de be- 

 weging oscilleerend wordt. Men zal moeten trachten de demping te 

 vergrooten en kan daartoe met goed gevolg de vroeger door ons 

 beschreven „condensator methode" toepassen. *) 



Hier komen wij dus tot eischen, die tegenovergesteld zijn aan die, 

 welke wij bij de boven behandelde methoden herhaaldelijk hebben 

 moeten stellen. Terwijl wij toen het aanbrengen van een luchtledig 

 als een belangrijk voordeel moesten beschouwen, wordt nu juist de 

 vergrooting der demping een dringende behoefte. 



Onder deze omstandigheden komt het begrip van de normaal- 

 ge voeligheid tot zijn volle recht, en men mag kortweg zeggen, dat 

 van een aantal draden van gelijken' geleidingsweerstand die met de 

 grootste normaalgevoeligheid de meest verkieslijke is. Is de uit- 

 wendige weerstand in de keten groot ten opzichte van den galvano- 

 meterweerstand, dan zal van een aantal draden met gelijke normaal- 

 gevoeligheid die met den meesten geleidingsweerstand moeten worden 

 verkozen. 



Voor het onderzoek van den actie-stroom eener kikvorschzenuw 

 moet dus van de drie meer genoemde draden N°. 14 bovenaan 

 worden gesteld, daar zoowel het bedrag der normaalgevoeligheid als 

 dat van den weerstand van dezen draad de overeenkomstige bedragen 

 der beide andere draden overtreffen. 



x ) Zie deze „Verslagen" 13, p. 284. 1904. 



