( 502 ) 



He 



0.0036615. 



Neemt men in aanmerking dat volgens tabel II van Med. K°. I02 r 

 de isotherme van 0° betrekkelijk groote waarden voor W — R{ geeft, 

 dan schijnt de isotherme van 20° C, waar de W — Bi slechts klein 

 zijn, meer betrouwbaar voor de hierboven gegeven afleiding. Daarom 



ro°C — o°C.-| 

 is ook L « J ïooo mM. berekend met behulp van de gegevens voor 



20° C. en J00°.35C. De afwijkingen van de absolute schaal voor den 

 waterstofthermometer bij 20° C. verwaarloozende, werd door recht- 

 lijnige extrapolatie Ba,<pc. bepaald. Dit gaf 



B^,ooc.= 0.0 3 499, 

 waaruit volgt 



A Ao — 0.99950. 

 Met deze nieuwe gegevens volgt uit formule (1) van deze § 



l %t v — 0036618. 

 Uit de gegevens voor Ba van tabel II der vorige Mededeeling en 

 2oo C .= 273 c .08 K laten zich op de wijze van §2 van Med. N°. 97 ö 

 de correcties van de aflezingen van den helium-thermometer van 

 constant volume met gegeven nulpuntsclruk tot de absoiute schaal 

 bepalen. Deze zijn voor eennulpuntsdruk van 1000 mM. berekenden 

 in tabel I vereenigd, waarin de overige kolommen dezelfde beteekenis 

 hebben als de overeenkomstige van tabel XVI van Med. N°. 97 6 . 



TABEL I. Correctie van den internationalen helium- 

 thermometer tot de absolute schaal. 







w.& T 



K 



li% 



100°. 00 



+ 0.492 







0°(ö) 



+ 0.513 







0°(6) 



-f 0.500 







— 103°. 57 



-f 0.544 



+ 0.0034 



- 0°.006 



— 182 .75 



+ 0.532 



+ 0.0158 



+ .002 



— 216 .56 



+ 0.4C3 



-f 0.0252 



+ .010 



De met (a) aangeduide correcties zijn berekend met de waarden 

 van Ba.o°C. uit de directe bepaling, voor (b) is de met Ba2o° omge- 

 rekende waaide gebruikt (vergelijk de vorige Mededeeling). Die van 

 kolom (/>) zijn waarschijnlijk op grond van het in de vorige § opge- 

 merkte de betrouwbaarste. 



