( 680 ) 



zoo dicht bij elkaar te brengen, dat ook bij doorboorde polen *) nog 

 zeer sterke velden verkregen worden. 



De waterstof buis moet hermetisch gesloten zijn. Ten dien einde 

 wordt zij bevestigd in een hoed, d, die met behulp van een richt- 

 plank, ƒ, met schroeven en glijsleuf gesteld kan worden. Men 

 brengt de buis van onderen op in den hoed, waar zij tegen een 

 houten cylindertje, binnen d rust (fig. 2) en bevestigt haar met 

 een dunnen caoutchoukring e lf die vooraf dubbel geslagen om d Q ligt 

 Tot betere afsluiting wordt tusschen caoutchouk en glas eene oplos- 

 sing van caoutchouk gebracht en het caoutchouk met koperdraad 

 tegen het glas en den hoed aangesnoerd, be hoed is voorzien van 

 1°: de buis c/ 39 waarop men bij d zi een kop met pakkingsbus c/ 32 

 schroeft, waarin het stangetje a 6 kan draaien (met behulp van a 7 ) 

 en op en neer bewegen (met behulp van het moertje c/ 38 ). 2 : een 

 buisje d 1 om vloeibare waterstof als aangegeven in Med. 94 uit de 

 voorraadflesch r in den toestel over te hevelen, welk buisje anders 

 met een caoutchouk buisje met stop afgesloten is. 3° : een afvoerbuis 

 c/ 2 (fig, 2) die leidt langs kraan k (fig. 1 en fig. 4) naar den gas- 

 houder met zuivere waterstof, naar een veiligheidsbuis / (fig, 1), 

 langs k 2 naar een luchtpomp en langs k 4 naar de vacuumflesch r, 

 waaruit de vloeibare waterstof wordt overgeheveld (de bewerking 

 wordt door de schematische fig. 4, die wel geen nadere beschrijving- 

 behoeft, f toegelicht). 



Nadat men zich overtuigd heeft, dat de waterstofbuis omgeven 

 door c, wanneer zij luchtledig gepompt wordt, juist hare plaats 

 tusschen de polen inneemt, zonder door de steunblokjes q en i, bij 

 behoorlijke stelling van deze, gespannen te worden, vult men haar, 

 onder herhaald leegpompen, langs k l met waterstof uit den gashouder, 

 giet dan vloeibare lucht door een filtertrechter in b L en dekt deze- 

 met een weinig watten toe. De toestel is dan gereed om door d x 

 met vloeibare^[w r aterstof gevuld te worden. Om tot de temperatuur 

 van het smeltpunt van waterstof over te gaan opent men 4, totdat 

 kristallen aan het oppervlak van de vloeibare waterstof verschijnen, 

 door welke men de gasbellen, die van het verwarmde kristal zijn 

 opgestegen, verder hun weg ziet banen. Is de toestel op deze wijze 

 gevuld, dan kan men verscheidene uren ongestoord waarnemingen 

 met de kristallen verrichten. De genomen voorzorgen om menging 

 van de waterstof met lucht te voorkomen zijn onmisbaar. Lucht die 



l ) Wij hebben inplaats van de gewone polen van den magneet van Weiss, gebruik 

 gemaakt van hulpstukken, p 30 (zie fig, 2 en 3) die den kegel tot een af knottingsvlak 

 van 6 mM. diameter voortzetten, met conische openingen, die aan de zijde van 

 het kristal 3 mM. diameter hebben. 



