( 891 ) 



hoogere drukkingen nog van glazen piëzometerreservoirs gebruik kon 

 worden gemaakt. 



Over de maximale belasting van glas zijn reeds onderzoekingen 

 gedaan door Galitzin l ) en Winkelmann en Schott 2 ). De eerste 

 bepaalde den inwendigen druk, waaraan cylindrische glazen buizen 

 kunnen weerstand bieden, de laatsten de maximale belasting van 

 glazen staven. De bepalingen van Galitzin werden echter slechts bij 

 betrekkelijk geringe drukken uitgevoerd, die van Winkelmann en 

 Schott slechts bij gewone temperatuur. 



Ten deele volgden wij bij ons onderzoek de methode van Galitzin. 

 De elasticiteits-theorie leert uit den maximalen druk, welken de glazen 

 buis uithoudt, in verband met de afmetingen van den toestel de maximale 

 spanning in het glas berekenen. De hiervoor verkregen uitkomsten 

 werden getoest aan de directe gegevens verkregen in een tweede serie 

 van metingen, waarbij de maximale belasting van glazen staven werd 

 bepaald. Dat de uitkomsten der beide seriën onregelmatige verschillen 

 vertoonen is met het oog op het onderzochte materiaal niet bevreem- 

 dend. Deze verschillen doen geen afbreuk aan de algemeene gevolg- 

 trekkingen, die uit de metingen kunnen worden gemaakt. 



§ 2. Bepalingen bij gewone temperatuur. 



Overzicht der waarnemingen en inrichting der meettoestellen. 



1°. Bepaling van den maximalen inwendig 'en druk. 



De onderzoekingen geschiedden met gewoon Thüringer glas. Een 

 cylindervormig reservoir van het te onderzoeken glas werd aan een 

 dikwandige glazen capillair geblazen. De capillair was aan het einde 

 voorzien van een stalen moer met zeskant, waarmee ze aan een 

 stalen capillair kon worden geschroefd, die met een perspomp met 

 metaal manometer is verbonden. Het staalstuk werd voor metingen 

 tot 200 atmosferen met lak op het glas bevestigd, voor hoogere 

 drukken werd het op het glas vastgesoldeerd (vergelijk Med. N°. 99 a 

 §15 October 1907). Mits met zorg gemaakt, bleek deze verbinding 

 tegen de hoogste drukken (1200 atm.) bestand. De buizen werden 

 van te voren zorgvuldig gekoeld. 



Zij kunnen naar hunne afmetingen worden verdeeld in drie soorten : 



a. Dikwandige buizen met groote inwendige doorsnede. 



b. Dikwandige capillaire buizen. 



c. Dunwandige buizen met groote inwendige doorsnede. 



1 ) Buil. de 1'Acad. Imp. des Sciences de St. Pétersbourg, Ve Serie, B. XVI N°. 1, 



2 ) Wied. Ann. 61. 



