1341 



Vi=?,32 



Za 



De waarde van K is zeker nauwkeurig op 2°/ 00 en stemt goed 

 overeen met de bepaling van E. Bannawitz, l ) verricht met neon, 

 hetwelk Prof. Kamerlingh On nes voor hem had afgetapt uit hetzelfde 

 reservoir waaruit hij ook mij het gebruikte gas verstrekte. 



§ 3. Bij de bepaling van den temperatuur-coefficient voor het 

 warmtegeleidingsvermogen van neon, kon ik niet hetzelfde toestel 

 gebruiken als voor de absolute bepaling en besloot daarom de 

 methode van R. Goedschmidt 2 ) toe te passen. Deze methode brengt ook 

 een belangrijke verbetering in die van Scheeiermacher. Zij elimineert 

 het warmteverlies aan de einden van den draad op eenvoudige wijze 

 door dat men de proeven verricht, de eene maal met een langen de 

 andere maal met een korten draad, die denzelfden diameter hebben en 

 terwijl men den draad in beide gevallen met denzelfden electrischen 

 stroom verwarmt. Het verschil tusschen de hoeveelheid energie, die 

 in den korten draad, en die, welke in den langen draad ontwikkeld 

 wordt, levert dan de energie verloren in radiale richting voor een 

 draad van dezelfde doorsnede, welks lengte gelijk is aan het verschil 

 in lengte der beide proefdraden. 



Het eerste toestel, dat ik bij het op de proef stellen 

 van de methode van Goldschmidt gebruikte is in de figuur 

 aangegeven, terwijl de constanten en de afmetingen in 

 tabel 1 samengevat zijn. 8 ) Uit de teekening ziet men, 

 dat de dunne platinad raden met behulp van platina- 

 veeren in de as van de glazen buizen gespannen zijn. 

 Bij de metingen schakelt men de twee toestellen en 

 een normaal-weerstand van 1 Si in serie. Als de toe- 

 stand stationair is, meet men het spanningsverschil 

 tusschen de einden van den langen en korten draad, 

 Ei en Eic, en het spanningsverschil tusschen de einden 

 van den normaal weerstand, /. De spanningsverschillen 

 werden gemeten met een van thermokrachten vrij 

 compensatietoestel van Woeef, waarbij mogelijke ther- 

 mokrachten buiten het compensatietoestel door coin- 

 muteeren geëlimineerd werden. 



Uit den electrischen weerstand berekent men de geruid- 



b E. Bannawitz. Ann. d. Ph. 48, L915, p. 577. 



') R. Goldschmidt. Phys. ZS. 1911, p. 418. 



3 ) De hier aangegeven waarde voor 2r is gevonden door weging. Deze waarde 

 wordt toch alleen bij de correetie voor den temperatuursprong gebruikt en niet 

 in de ijking zelve omdat deze mot atin. lucht geschied! (vergel. latei). 



