1344 



beterd, dan krijgt men de getallen L con en S CO rr', deze komen met 

 D goed overeen. Het is dus op deze manier aangetoond, dat het 

 gebruik van de methode van R. Goldschmidt veroorloofd is, wan- 

 neer de afmetingen van het toestel goed gekozen worden. 



§ 4. Bij de bepalingen voor neon heb ik een toestel gebruikt, 

 waarvan de afmetingen in tabel 2 samengevat zijn. 



Om het toestel bij de temperaturen van vloeibare lucht te kunnen 



gebruiken, is het echter noodzakelijk, den weerstand van het toestel met 



den weerstand van een bekenden platinathermometer te vergelijken. 



Is de bekende platinathermometer dan geijkt, zoodat men uit den 



weerstand* de absolute temperatuur in de Kelvinschaal berekenen 



kan, dan is het mogelijk uit den weerstand van het warmtegeleidings- 



toestel, de bijhoorende absolute temperatuur te bepalen. Als bekenden 



thermometer heb ik Pt x , den standaard-thermometer in het cryogene 



Laboratorium te Leiden, gekozen. Voor dezen thermometer bestaat een 



W 

 tabel 1 ), die den samenhang tusschen W of beter—— en de absolute 



"o 



temperatuur weergeeft. 



TABEL 2. 



i 





App. 1. 



App. 2. 



2r 



= 0,005240 cm 



2r 



= 0,005240 cm 



/ 



= 9,992 



k 



= 3,373 „ 



27? 



= 1,526 



2R 



= 1,526 



W Q 



= 4,5762 il 



w 



= 1,5416 il 



a 0-100 



= 0,003891 



a 0-100 



= 0,003891 



De vergelijking heb ik op de volgende wijze uitgevoerd : In een 

 gesloten cryostaat, voorzien van een roerinrichting, en gevuld met 

 zuivere vloeibare zuurstof, wordt het dubbele toestel en een 

 zuurstof-thermometer (thermometer van Stock) a ) geplaatst. Toen de 

 toestand stationair werd, heb ik den weerstand van het toestel 

 w' = W — w gemeten en gelijktijdig de dampspanning op den 

 zuurstof-thermometer afgelezen. Hierdoor vond ik de volgende 

 bij elkaar behoorende waarden : 



!) G. Holst. Deze Verslagen 1915 p. 604. 



s ) A. Stock en C. Nielsen. Ber. d. D. Ghem. Ges. 39 (11), 1906, p. 2066. 



