MÉTÉOROLOGIE. 



149 



nous en tirerons encore quelques comparaisons avec le thermographe. 

 Ces petits problèmes eussent été passés sous silence si d'autres auteurs 

 les avaient traités. Les documents imprimés de notre bibliothèque nous 

 laissent croire qu'à défaut d'autres mérites ils ont la saveur de l'inédit : 

 c'est pourquoi on n'a pas cru devoir les omettre. 



Le tableau suivant est composé exactement de la même manière que 

 le précédent. Première colonne, résultat du thermographe enfermé sous 

 une sphère de laiton doré; deuxième, thermographe en sphère de lai- 

 ton noirci; troisième, différence. 



Tableau 12. — Journée moyenne de l'actinographe Violle- Richard. 





S. D. 



S. N. 



DIFFÉRENCES 



16.1 

 15.9 

 15.6 

 15.4 

 15.1 

 15.0 

 15.3 

 17.3 

 21.7 

 25.5 

 28.4 

 30.0 

 31.0 

 31.2 

 30.9 

 29.5 

 29.6 

 34.0 

 20.2 

 18.7 

 17.9 

 17.3 

 16.9 

 16.4 



22.4 

 22.0 

 21.8 

 21.6 

 21.5 

 21.1 

 21.2 

 23.8 

 28.6 

 32.8 

 36.2 

 38.4 

 39.5 

 40.4 

 39.2 

 37.3 

 34.3 

 30.6 

 26.4 

 24.9 

 24.0 

 23.5 

 23.0 

 22.6 



6.3 

 6.1 

 6.2 

 6.2 

 6.4 

 6.1 

 5.9 

 6.5 

 6.9 

 7.3 

 7.3 

 8.4 

 8.5 

 9.2 

 8.3 

 7.8 

 7.4 

 6.6 

 6.2 

 6.2 

 6.1 

 6.2 

 6.1 

 6.2 



1 — 





3 — 



4 — 



5 — 



6 — 



7 — 



8 — 



9 — 



10 — 



11 — 



12 — 



13 — 



14 — 



15 — 



16 — 



17 — 



18 — 



19 — 



20 — 



21 — 



22 — 



23 — 





Le Père Colin ne semble pas avoir tenu compte ici de l'écartement 

 imposé aux plumes de l'enregistreur. Le rayonnement nocturne agit 

 sensiblement de la même façon sur les deux sphères dorée ou noircie, 

 de sorte que la différence des lectures reste suffisamment constante. 



Mais c'est à 13 heures que nous observons le maximum des deux acti- 

 nomètres, alors que le thermographe sous abri ouvert n'atteint son plus 



