MAGNÉTISME TERRESTRE. 19 



turbations locales, l'opérateur doit d'abord serrer les stations aussi près 

 que possible les unes des autres, afin d'essayer de suivre la trace probable 

 des éléments. Si la région est calme il doit réduire les résultats isolés 

 obtenus en des jours différents à une époque déterminée. Lorsqu'on 

 dispose d'un magnétographe qui enregistre jour et nuit les variations 

 des aimants, cette réduction n'offre aucune difficulté; étant donnée la 

 valeur diurne des 24 relevés horaires du magnétogramme à la date fixée, 

 il suffira d'ajouter ou de retrancher la différence avec le résultat obtenu 

 en voyage; on aura ainsi une correction par rapport à l'heure et à l'état 

 magnétique du jour. Dans le cas où l'on n'a pas installé le magnétographe 

 pendant cette année, en supposant même qu'il ait été mis en fonction 

 un peu plus tard, on peut à la rigueur procéder de la manière suivante. 

 Commencer par réduire à la moyenne diurne, d'après les variations 

 mensuelles obtenues pendant plusieurs années, puis prendre comme 

 point de départ le 1 er janvier d'une année, comparer la différence que 

 l'on ajoute ou l'on soustrait, suivant que l'élément a augmenté ou 

 diminué. Ce mode d'opérer suppose que les éléments ont des marches 

 de variations concordantes, ce qui n'est pas rigoureusement exact, 

 puisque nous rencontrons, au cours de ce travail, des stations ayant des 

 variations annuelles de directions contraires. A vrai dire ce luxe de pré- 

 cautions et de réductions, indispensables dans les régions où les éléments 

 magnétiques ont un caractère normal, devient à peu près superflu là où 

 les anomalies constituent une règle et la régularité l'exception comme à 

 Madagascar. Il suffit, en pareil cas, de coordonner les résultats à grands 

 traits; par conséquent de se contenter du demi-degré pour le tracé 

 subséquent des isobares et des isoclines, puis des trois premières déci- 

 males, unités C. G. S. pour le tracé des isodynamiques. 



Ajoutons encore que d'après de nombreuses comparaisons de nos 

 instruments avec ceux de M. Brown, de la Carnegie Institution, la décli- 

 naison que nous avons obtenue doit être diminuée généralement de 3', 

 l'inclinaison de 4', la composante horizontale de 0,00080 unités G. C. S. Dans 

 la série de tous les résultats suivants il n'a point été tenu compte de cette 

 faible différence qui ne dépasse guère les erreurs probables des mesures. 



