256 MADAGASCAR. 



câbles conducteurs de même métal. Un léger fil de laiton unit entre eux 

 les deux paratonnerres. 



Grâce à toutes ces précautions les influences locales ont été évitées dans 

 la mesure du possible, et la température de la salle du Nord se maintient 

 annuellement entre 17° et 21° centigrades, comme nous le verrons plus 

 loin. 



Instruments. 



Notre magnétographe, modèle Mascart, est communément employé en 

 France. Décrivons ses quatre appareils. 



1° Déclinomètre. — Le déclinomètre se compose d'une cage cylindrique 

 en cuivre dont la base repose sur un cercle azimutal gradué en degrés et 

 minutes comme celui d'un théodolite. Au bas du cylindre se trouve une 

 lentille convergente de 1 mètre environ de foyer. En haut s'élève un tube 

 vertical dans lequel on a suspendu le fil de soie attaché à l'étrier qui 

 soutient un aimant quadrangulaire de 4 centimètres de longueur. La 

 partie inférieure de cet étrier supporte un petit miroir destiné à recevoir 

 le rayon lumineux d'une lampe et à le réfléchir sur la lentille conver- 

 gente qui le projette indirectement sur le papier sensible. Le moindre 

 mouvement de l'aimant est amplifié par le rayon réfléchi. Au centre du 

 cercle azimutal a été fixé un deuxième miroir immobile qui reçoit aussi 

 les rayons de la source lumineuse, les réfléchit et, traversant la lentille 

 convergente, les envoie indirectement sur le papier sensible où ils for- 

 ment une ligne droite dite de repère. 



2° Bifilaire. - - La cage du bifilaire ressemble à celle du déclinomètre; 

 seul, le treuil de suspension du fil et l'étrier diffèrent, puisque l'aimant est 

 supporté dans ce cas par un fil double. Au-dessous du treuil se trouve 

 une tige cylindrique à pas de vis contraires; les deux fils s'engagent dans 

 les gorges des vis. Ils peuvent être écartés ou resserrés suivant qu'on 

 tourne la tige dans un sens ou dans un autre. L'étrier a été muni d'un 

 petit plan avec deux encoches dans lesquelles passent les fils qui le 

 suspendent. En contre-bas de l'aimant et de l'étrier, un miroir mobile 

 fait un angle de 90° avec le barreau. On tourne le cercle de torsion 



