MAGNETISME TERRESTRE. 259 



soit en marquant par un artifice quelconque sur le papier sensible 

 l'heure des observations absolues faites avec le théodolite boussole ou 

 avec la boussole d'inclinaison. Par exemple le passage rapide d'un faible 

 courant électrique près des appareils produira une légère perturbation 

 qui fournit un point de repère sur la courbe et fixe la valeur de l'élément à 

 ce moment. Notre installation à Tananarive dispense de cette précaution. 

 Le pilier sur lequel on observe les éléments absolus se trouve à 1 m. 95 

 de distance du bifilaire et en est séparé par une muraille. Une légère 

 agitation se produit dans l'aimant pendant les opérations, la courbe 

 floue constitue un repère très caractéristique sur le diagramme. 



Cette deuxième marque est insuffisante, on le conçoit, car l'aimant 

 ne reste pas station naire, mais décrit une oscillation pendant la journée 

 tantôt vers l'Est, tantôt vers l'Ouest. Il faut encore pouvoir fixer la 

 valeur de toutes les sinuosités de la courbe. Voici comment s'obtient 

 cette troisième donnée. 



Graduation du déclinomètre. — On lit sur le vernier du cercle azimutal 

 du déclinomètre le nombre de degrés et minutes qu'indique l'appareil 

 au moment même, et on inscrit le résultat. Puis interrompant toute 

 communication de lumière avec l'enregistreur au moyen d'un bouton 

 qui commande l'obturateur, on ajoute à la lecture trouvée 30' en faisant 

 tourner la vis de rappel du cercle azimutal vers la droite. On ouvre la 

 communication avec l'enregistreur; la lumière pénètre sur le papier 

 sensible pendant 10 minutes. L'image fixe a été déviée seule à cause de 

 la torsion du fil presque nulle, ensuite, parce que l'aimant persiste dans 

 sa direction normale. Nouvelle interruption. Retranchons 30' vers la 

 gauche de la lecture primitive et faisons tourner la vis de rappel vers 

 cette deuxième valeur, la ligne fixe est déviée de nouveau dans un sens 

 opposé au premier. Les rayons lumineux, au moyen du bouton de 

 l'obturateur impressionnent le papier sensible. Enfin, dernière ferme- 

 ture pendant laquelle on remet le vernier de l'instrument à la graduation 

 qu'il occupait dès le début. Après le développement et le fixage de la 

 feuille, les deux fragments d'image de la ligne de repère apparaissent, 

 l'une au-dessus de la courbe, l'autre en dessous. Leur distance en est 



