MAGNÉTISME TERRESTRE. 263 



1 millimètre d'ordonnée = - l ttt^ — = 0.000435H. 



Or H moy. du mois = 0,22876 X 0,000435 = 0,0000995. 



Bifilaire. 19 septembre 1906. 



21 5 

 Distance des deux images — ^- = 10 mm. 7. 



004644 

 1 millimètre d'ordonnée = - L 7jp= — = 0,000434 H. 



Or H moy. du mois = 0,22876 X 0,000434 = 0,0000992. 



Graduation de la balance. — On place la règle de comparaison du côté 

 Est, mais il faut avoir soin de mettre l'aimant déviant dans une position 

 verticale. On réitère les opérations précédentes. Z représentant la com- 

 posante verticale, n la demi-distance des images. Nous aurons : 



dz cotltanga , cotltanga 



— = s- ou dz = — • 



z n n 



L'exemple suivant contient la graduation de la balance le 14 mai 1903. 



Distance des deux images : 5 millimètres. 



5 

 n = s = 2 mm. 5. 



, .... ..-■,,, . 0,005168 cot54' 6" nnnn o 7 , 



1 millimètre d ordonnée = — g-^ = 0,000374. 



Correction de température. 



On sait que la température influe légèrement sur la force magnétique 

 des aimants. Avec la chaleur leur moment diminue, avec les froids il 

 augmente. Or, toute décroissance de cette force a pour effet un accrois- 

 sement correspondant du carré du temps d'une oscillation, élément qui 

 affecte le bifilaire. Afin de conserver un moment aussi uniforme que 

 possible, on installe en Europe le magnétographe dans une cave : de 

 cette manière on le soustrait aux changements thermiques. Pareille 

 construction aurait présenté ici de graves inconvénients à cause de la 

 quantité de pluie (1 mètre et demi environ) qui tombe sur le sol, et de 

 l'humidité qui pénètre prof ondément en terre à l'époque pluvieuse. Nous 

 avons essayé de suppléer à l'absence d'une cave, par divers aménagements 

 indiqués au paragraphe : Description du pavillon magnétique. En fait 

 la salle des enregistreurs se maintient à 6 dixièmes de degré près à la 

 même température diurne. De plus les moyennes mensuelles obtenues 



