300 MADAGASCAR. 



Dans le bifilaire, enregistreur correspondant à l'instrument précédent 

 et véritable pendule de torsion, ces causes de perturbations inhérentes 

 à l'appareil lui-même apparaissent en plus grand nombre et avec des 

 conséquences capables d'affecter profondément la précision des résul- 

 tats. D'abord, torsion d'un double fil, afin d'orienter le barreau sur le 

 premier vertical magnétique, alors que, dans le théodolite Brùnner la 

 torsion s'opère avec un seul fil; cette résistance sujette doublement à 

 l'état hygrométrique aurait l'inconvénient de surpasser parfois la force 

 du champ magnétique Nord-Sud, ou du moins de l'affaiblir, si l'on n'avait 

 soin de régler la sensibilité de l'instrument; en outre, la torsion peut 

 changer avec le temps et les conditions hygrométriques; ajoutons encore 

 la différence de température du barreau du bifilaire enfermé dans la 

 chambre obscure et celle du théodolite exposé à l'air libre et à une tem- 

 pérature différente; l'altération du champ magnétique Nord-Sud par 

 quelque courant tellurique passager de même direction; la difficulté 

 d'abriter le barreau de l'enregistreur contre l'humidité et l'oxydation, 

 de le mettre à l'abri de la poussière et des insectes qui pénètrent dans 

 l'intérieur de la cage par l'ouverture des fils de suspension, enfin, les 

 graves déformations hygrométriques des photogrammes; le papier au 

 gélatino-bromure éprouve un allongement dans les bains développateurs 

 et fixateurs, puis un retrait au séchage; par suite de ce jeu, et des feuilles 

 qui ne proviennent pas toujours du même rouleau de papier, le quadril- 

 lage en centimètres des heures inscrites sous forme de lignes droites 

 blanches, ne concorde pas d'une manière précise avec les divisions en 

 centimètres et millimètres de la plaque de verre. Ces déformations 

 expliquent la difficulté de l'assemblage de deux feuilles contiguës; la 

 courbe finale du jour même et l'initiale du lendemain diffèrent parfois 

 de 1 millimètre malgré la rapidité des changements de papier. Encore 

 un détail; la graduation de l'instrument à quelques jours d'intervalle 

 et à la même heure ne donne pas des résultats identiques. Toutes ces 

 difficultés, on le comprend, rendent la ligne de repère essentiellement 

 variable. 



On a proposé diverses solutions pour corriger ces inévitables sources 



