38 



reiohische Mo n archie IV. A b s c h n i 1 1) enthalten ist , gab 

 Veraiilassung zur Wahrnehmung einiger Umstande , deren Kennt- 

 niss den Beobachtern , vvelche mit der Einrichtung eines ahii- 

 lichen Apparates zu thun haben, von Nulzen sein kann. 



Den Warme - Coeffieienten suchte man dadurch zu bestim- 

 men, dass man die beiden weichen Eisenstiibe in bohle Messing- 

 cylinder einschloss, die durch eine horizontale Rohre in Ver- 

 bindung wares, und abwechselnd mit heissem und kaltem Was- 

 ser gefiillt wurden. Die ersten derartigen Temperatur - Aende- 

 rungen brachten wohl bedeutende Aenderangen in der Anzie- 

 hungskraft der Stabe hervor, allein bald zeigten sich dieselben 

 gegen Warmeanderung so unempfindlieh, dass kein entschiede- 

 ner Werth des Warme -Coeffieienten angegeben werden konnte. 

 Dagegen bemerkte man, auch nachdem das abwecbselnde Er- 

 warmen und Abkiihlen der Eisenstabe aufgehort hatte, eine fort- 

 wahrende Zunahme der ablenkenden Kraft, ungeachtet die Stabe 

 wahrend und nach der versuchten Bestimmung des Warme- 

 Coefficienten ihre verticale Richtung nie geandert batten, welche 

 Zunahme durch 14 Tage anhielt ; und als die Stabe nach die- 

 ser Zeit, da ihre ablenkende Kraft bereits nahezu constant ge- 

 worden war, aus Veraiilassung einer nothigcn Abandoning am 

 Apparate aus den Hiilsen geuonunen, jedoch stets ihre ver- 

 ticale Richtung bewahrend, auf einige Stunden entfernt worden 

 waren, ausserten sie, vvieder an ihren friiheren Platz gebracht, 

 aufs Neue eine starke Zunahme der Ablenkungskraft , welche 

 durch 16 Tage anhielt, so dass man erst nach Verlauf dieser 

 Zeit die regclmiissigcn Aufzeichnungen der Inclinations -Aende- 

 rungen beniiUen konnte. 



Der Ablenkungswinkel wurde zuerst nach dem in der oben- 

 erwahnten Instruction angetleuteten Verfahren, namlich durch 

 einen untergelegten Krcis, dann auch noch durch eine Hilfs- 

 scala bestiinmt, welche dem Spiegel der abgeleokten Nadel so 

 gegeniiber stand, dass in dem iiber der llauptscala angebrachten 

 Fernrohre der Scalentheil S.. derselben erschien, wahrend man 

 ohne den weichen Eisenstaben, also ohne Ablenkung, den Scalen- 

 theil S, der llauptscala beobaehtete. Ist dann S der spiegelnde 

 Punct, so Warden die Entfernungen SS„ SS.. S S., gemessen, und 

 durch Auflosung des Dreieckes der Ablenkungswinkel berechuet. 



