39 



Der Inductions - Coefficient wurde durch einen Magnet von 

 11 Par. Zoll Lange, 16 Linien Breite und 3 Linien Dicke be- 

 stimmt , welcher in einer Entfernung von 6'/ 3 Fuss iiber der 

 Nadel angebracht. eine Verstellung derselben um 41-5 Scalen- 

 theile oder 2-9 Miuuten bewirkte. 



Ich theile ferncr die Beschreibnng eines authograpben 

 Thermometers aus Zinkstangen mit, welches nach seiner Angabe 

 ausgefuhrt wurde , und nachstens aufgestellt werden wird. 



Fig. 1 stcllt ein Hebelsystem von drei Zinkstangen dar; in A 

 ist die erste Stange an einem Kloben KL befestigct, und triigt 

 an ihrcm entgegengesetzten Ende in m das Messingsiiick mn, das 

 sich um die am Kloben MN befestigte Achse k drehen kann, und 

 mit zwei genau ausgedrehten Lochern m und n zwei Zapfen 

 umfasst, von denen der eine an der ersten Zinkstange Am, der 

 andere an der andern Zinkstange m'n angebracht ist. Die erste 

 Zinkstange ist 1 Fuss lang, 1 Zoll breit und 2 Linien dick; die 

 zweite Zinkstange ist eben so breit und dick wie die erste, und 

 um y 2 Zoll liinger. Sic greift mit dem Zapfen m! wieder in ein 

 genau ausgedrehtes Loch des Messingstiickes m'n' ein, das sich 

 um die am Kloben KL festffcmachte Achse k' drehen kann. In 

 n' greift die dritte Zinkstange m"n' ein, welche um 2 Zoll liin- 

 ger aber eben so breit und dick ist, als die erste, und die in m" 

 das dritte Messingstiick m"n" tragt, dessen Bewegung um die 

 fixe Achse k" geschieht. Es ist am entgegengesctxten Ende bei n' 

 mit dem Dralite in Verbindung, der sich um die Bolle B schlingt 

 und den Zeichnungshebe] in Bewegung setzt. Die Achsen- und 

 Zapl'enlocher an den Mcssingstiicken sind so angebracht, dass 

 n/r= 3mk, n'fe'== 3m'k', n"k" = 3m"k" 



Die Messingstucke stehen zwischen den Zinkstangen und den 

 Kloben, die /Aveite und dritte Stange muss jede ihren eigenen 

 Kloben haben. 



