64 



Nasskalte die schnellste Verbreitung und haufigste Anwendung 

 gefunden, indem der directe Weg die absolute Dampfmenge 

 in einem bestimmtcn Luffvolum durch die Gewichtszunabme 

 absorbirender Substanzen (Chlorcalcium u. dgl.) zu bestimmen, 

 einerseits zu langwierig erscheint, eine genaue Wagung erfordert, 

 und iiberdiess nur ein mittleres Resultat ergeben kann. Gleichwohl 

 bat dieses Verfahren, von den obigen Uebelstanden abgesehen, den 

 Vorzu"- der grossten Precision vor alien ifbrigcuMethoden voraus. 



§. 3. Die Fehlerquellen an den sogenannten Condensations- 

 Hygrometern hat bereits Regnault (Hygrometrische Studien 

 Poffdff. Ann. Bd. LXV) so grundlich beleuchtet, dass eine aber- 

 malige Erorterung des Gegenslandes ribcrfliissig erscheint, und 

 die Verweisung auf R egn au 1 Vs Abbandlung geniigendiirfte. Es 

 hat derselbe in dieser ein Instrument bescbrieben , bei welchem 

 zwar die Hauptfehlerquellen beseiligt werden, und aueh die Beob- 

 achtung an Scharfe ungeinein gewinnl ; trotz alledem bleibt ein 

 Uebelstand unvermeidlich , auf den iibrigens sehon der Erfinder 

 selbst hingewiesen hat, mimlieh der, dass man beim Gebrauehe 

 ehies jeden Condensaiionshygrometers Tal'cln der Spannkrafis- 

 maxima des Dampfes in der Luft benolhigen wiirde, indessen man 

 auf solehe nur fur den leeren Raum gelfendeTafeln angewiesen ist. 



Nun stimmen einerseits die von verschiedenen Physikern ent- 

 worfenen Tal'eln dieser Art so vvenig iiberein, dass man bei An- 

 wendun"* verschiedener Spauiikraftsiabellen auf dieselben Beobach- 

 tunjrsdalen, Resultate erhallen kann, die urn 5 bis 8 Percent 

 des Feuchtigkeilsgrades differiren, andererseits bleibt der Zweifel 

 noch immer unbehoben , oh das Dalton'sche (iesetz fiir ein 

 Gemcnge von Luft unil Wasserdampf voile Giilligkeit behalte. ') 



Regnault hat nun in letzterer Hinsichl Versuche angestellt, 

 aus denen hervorzugehen scbeint, dass die Spaunuug des YYas- 

 serdampfes in der Luft vvirklich elvvas kleiner sei als bei 



') Kegnaultsagt I.e. Bei hygrornetrisehen Beobachtungcn bedarf es der Kennt- 

 niss der Spannkraft des Dampfes nicht im leeren Baume, sondern in der 

 Luft unter dem Drucke der Atmosphare. Nach Annahme der P h y s i- 

 ker sind diese Spannkriilte durchaus dieselben wie im Vacuo. Vergebens 

 habe ieh in den Annalen der Wissenschaft gesucht, auf welche Versuche 

 diese Einerleiheitbegriindet sei, und ichglanbe nicht, dass man mittelst der 

 in den Lehrbiichern besehriebenen Apparate hinreiehend genaue Versuche an- 

 stellenkonne, um hinsieht.lich dieses Gegenslandes jeden Zweifel z.u heben. 



