05 



gleieher Tempcratur im Vacuo. Da indessen die Diflcrenzen im 

 Ganzen nur klein sind, so gesteht R. selbst die Moglichkeit 

 eines constanten Fehlers im Verfahren zu, dessen Ursache er 

 jedoch nicht aufzufinden vermag *). (Nach Versuchen, deren 

 Resultate ich im verflossenen Jahre mittheilen zu kiinnen die 

 Ehre hatte, scheint jedoch far mittlere Temperaturen sich in 

 der That keine Abweichung voni Dalton'schen Gesetze zu ergeben; 

 fur hohere Temperaturen wurdenabcr die Beobachtungen so unsi- 

 chcr, dass sich daraus keine bestimmten Schliissc ziehen lassen.} 



§. 4. Regnault wendet sich nun zu der zweiten Art 

 der gebrauchlichen Hygrometer, namlich zum Psychrometer ; die 

 Resultate dieser verdienstvollen Untersuchungen , welche den 

 Meteorologen hinlanglichbekannt sein werden, haben ergeben, dass 

 derGebrauch des Instrumentes an viel mehr Riicksichten gebunden 

 sei , als man bisher anzunehmen pflegte, und da man tiberdiess bei 

 demselben einer Tafel der Spannkraftsmaxima bedarf , gesellt sich 

 zu der in den sogenannten Constanten der Psychromeferfor- 

 mel gclegencn noch eine ahnliche und aus derselben Quelle flies- 

 sende Unsicherheit wie bei den Condensationshygrometem. 



Dasselbe lasst sich von einem im J. 1841 von Majoc- 

 c h i bekannt gemachten Apparate sagen , den er Spannungs- 

 hygromelcr (igrometro a tensione) nennt, indem man an dem- 

 selben untersucht, um wie viel die wirkliche Spannkraft des 

 Dampfes vermehrt werden muss, damit derselbe das Maximum 

 der Spannung fiir die herrschende Tempcratur annehme. Ab- 

 gesehen davon, dass man auch bei diesem Instrumente auf die 

 Spannkraftstafeln fiir den Iccren Raum angewiesen ist, muss 

 (lurch das in der abgesperrten Luft verdampfende Wasser der- 

 selben Warme entzogen und ihre Temperalur verringert, so- 

 mit auch das Maximum der Spannkraft zu klein erhalten wer- 



') Eine solche kiinnte jedoch in der von R. unberiieksichtiglen Eigenschaft 

 des Glases liegen, sich nach einer vorangegangenen Erhit/,ung nicht so- 

 gloich auf sein voriges Volumen /.usammen 2u7.ieb.en, wenn die friihere 

 Temperatur wiederkehrt ; eine Eigenschaft, die beim Thermometer durch 

 Verriickung des Nullpunctes sliirend wirkt, und bei Ilegnauit's Versuchen 

 um so mehr von Einfluss sein konnte, als der Appai-at vor der Messung 

 der Spannkriil'te der Dainpl'e erhitzt, dann auf 0° abgekiihlt, und wieder 

 allmiihlig erwiirmt wurde. Dadurch aber war das Volum nicht constant 

 dasselbe bei Anwendung der trockenen und der mit Wasserdampf gesiit- 

 tigten Luft. 



Sitz.b. d. mathem. naturw. CI. Jahrg. 1850. II. Bd. I. Hft. 5 



