■ 



f»6 



den. Auch geht die Dampfbildung in einem gesehlossenen rait 

 Luft erfiillten Raume so langsam vor sich, dass, will man der 

 Sattigang der Luft rait Wasserdampf gewiss sein, man geraume 

 Zeit wird zuwarten miissen. Indessen kann die Temperatur sich 

 namhaft iindern , was wieder von Einfluss auf die Maximal- 

 spannung des Dampfes ist , und somit die Unsicherheit des 

 Apparates so ziemlich ausser Zweifel stellt. (Aus diesem Grunde 

 hat auch Poggendorff dasselbe Princip , fur welches er 

 die Prioritat der Erfindung beansprucht , verlassen , indem 

 er nicht glaubt , dass dasselbe Vorziige vor den bisherigen 

 habe.) 



§. 5. Es blieb demnach immerhin wiinschenswerth, ein Mittel 

 7Ai besitzen, durch welches man dieSpannkraft desWas- 

 ser dampfes inder Luft ohne die Giltigkeit des Dal- 

 ton'schen Gesetzes voraussetzen zu miissen, direct zu mes- 

 sen im Stande ist, und der Verfasser erlaubt sich, auf ein 

 neues hygrometrisches Verfahren hinzuweisen, welches er bereits 

 im J. 1845 angegeben hat, ohne dass es ihm bisher moglich 

 war, den dazu erforderlichen Apparat in entsprechender Weise, 

 und wie er es wiinschte, ausgefuhrt zu erhalten. 



Man wird namlich ohne Schwierigkeit zugeben , dass die 

 Spannkraft eines Gemenges vonLuft und Wasserdampf cine Summe 

 ist von der Spannkraft der trockenen Luft, und jener, welche der 

 Wasserdampf wirklich hat, gleichgiltig ob diese dieselbe ist, welche 

 ihm zukame, wenn er denRaum allein ausfiillte , oder nicht. Bringt 

 man nun in eine abgesperrte, feuchte Luftmasse eine absorbirentle 

 Substanz,somuss die Spannkraft der Luftnachvollendeter Absorp- 

 tion abgenomraen haben und zwar umden Betrag der Spannkraft des 

 Dampfes. Bei der wirklichen Ausfijhrung eines solchen Vcrsuches 

 stosst man auf mancherlei nicht unerhebliche Schwierigkeiten; na- 

 mentlichhaltes schwer, die abgesperrte, feuchte Luft ohne Volums- 

 anderung, und ohne dass der Feuchtigkeitsgrad schon vor der 

 eigentlichen Messung eine Verrainderung erfahrt, mit der absor- 

 birenden Substanz in Contact zu bringen. In wieferne es mog- 

 lich war diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wird aus der na- 

 heren Beschreibung des Instrumentes zu entnehraen sein. 



§. 6. Die beiliegende Tafel enthalt eine nur skizzenhaft 

 gehaltene Zeichnung desselbcn und seiner Theile ; die Verhiilt- 



