67 



nissc der Dimensionen sind nur beilauflg beriicksichtigt. Fig. I. 

 A ist ein weites cylindrisches Gefiiss von Messing mit doppelten, 

 einc Luftscliicht zwischen sich einschliessenden Wanden , dessen 

 Hohe mehr als das doppelte seines Durchmessers betragt. In 

 demselben befindet sich der untere Theil des Heberbarometers 

 Hff, welches rait Millimeteriheilung und Mikrometerschraube ver- 

 sclien ist, ferner ein sehr empfindliches Thermometer, dessen lang- 

 cylindrischer Quecksilberbehalter ungefahr die Mitte von A ein- 

 nimmt, und dessen Rbhre bei GG hervorragt. Nach unten ist 

 das Gefass A, welches wir zukiinftig den Luftbe halter nen- 

 nen wollen, rait einem breiteu, genau geebncten Rande CC ver- 

 sehen, der auf den gleichfalls eben gcschliffenen oberen Rand DD 

 des Absorptionsapparates B luftdicht aufsitzt. Der Absorptions- 

 apparat selbst ruht auf einem Dreifusse mit Stellschrauben, und 

 ein an der Hiilse des Barometers angebrachtes, in der ZeichnunT 

 nicht sichtbares Loth, lasst die verticale Stellung des Barome- 

 ters erkennen. Durch den Boden von B geht ein Zapfen luftdicht 

 hindurch, und kann von Aussen mittelst des Griffes F so um 

 seine Axe gedreht werden, dass dadurch eine Communication 

 zwischen der abgesperrten Luft und der absorbirenden Subslanz 

 liergestcllt wird. Fig. 2, 3 u. 4, in denen die iibereinstimmenden 

 Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet sind, lassen das De- 

 tail der inneren Einrichtung erkennen, AA' AA' Fig. 2, ist der 

 Durchschnitt des Luftbehalters , dessen iiussere Wandung LL von 

 der inncrenL'L' durch eine mehrere Linieu dicke Luftscliicht ge- 

 trennt ist, welche jedoch mit der inneren Luft nirgends communici- 

 ren kann, und nur den Z week hat, als schlechter Warmeleiter, die 

 durch die Niihe des Beobachters veranlassteTemperaturs-Aende- 

 rung (in Folge der Warmestrahlung und Mittheilung) moglichst zu 

 beseitigen. ././ist der untere Theil des Heberbarometers, das mit 

 dem Thermometer KK in den auf AA luftdicht aufgepassten Ansatz 

 MM ebenfalls luftdicht eingekittet ist. Der untere ebene Rand A' A' 

 erscheint auf dem oberen Band BB des in Fig. 3 und 4 abge- 

 sondert gefteiehneten Absorptionsapparates aufgesetzt. Der Letz- 

 tere ist in zwei durch eine breite Scheidewand gctrennte Kam- 

 mern CC abgelbeilt. Durch die Scheidewand der Kammern geht 

 die durch den Griff // von Aussen drehbare Achse GG luftdicht 

 hindurch und tragt an ihrein oberen Ende ein Qucrstiick FF, 



5 * 



