68 



(lurch welches die belden in Charnieren bcweglicheii Deckel DD 

 der Kammern niedergedriickt werden, wa'hrend von unten in den 

 Kammern angebrachte Federn EE entgegendriickeu und die De- 

 ckel zu offnen streben. Stent nun FF senkrecht gegen die Rich- 

 tung der Scheidewand (Fig. 2 u. 4), so sind die Kammern voll- 

 standia: srescblossen und von der feuchten Luft des Luftbeluil- 

 ters abgesperrt, drcht man aber mittelst des Griffes It das Quer- 

 stiick FF in die Richtung der Scheidewand, so offnen sich die 

 Deckel mittelst ihrer Federn und die feuchte Luft ist in Com- 

 munication mit der absorbirenden Suhstanz gesetzt. Damit das 

 Niederdrlicken der Deckel leicbter und vollstandiger erfolge, sind 

 auf denselben gegen den Rand hin gekrummte schiefe Ebenen aa- 

 gebracht, auf denen die Enden des Querstuckes FF gleiten, me 

 diess am besten aus den lcicht verstiindlichen Fig. 3 u. 4 zu ent~ 

 nelmien ist. 



§. 7. Wir wollen nun der Reihe nach alio Umstande dureh- 

 gehen, welche bei der beschriebenen Einrichtung des Instrumen- 

 tes von Einfluss auf die Genauigkeit der Beobachtungen sein 

 konnen. 



Die Besorgniss, dass, da die Deckel die Absorptionskam- 

 mern nicht hermetisch schliessen, eine Absorptionswirkungschon 

 eintreten konne, bevor noch die Luft vollig ahgesperrt, oder die 

 Messung der Spannkraft der feuchten Luft geschehen ist , er- 

 weist sich in der Erfahrung als ganzlich unbegriindet, denn 

 das Barometer andert seinen Stand in der feuchten Luft des 

 Behiilters nicht, wenn die Deckel gcschlossen sind, sinkt selbst 

 dann nur ausserst langsam, wenn durch theilweises Drehen des 

 Griffes H, die Deckel ein wenig geoffnet werden. Erst bei vol- 

 ler Oeffnung der Kammern beginnt jedesraal ein rasches Fallen . 

 des Quecksilbers. 



Weitcr kann man die Frage aufwerfen, ob die Luft durcb 

 die getroffene Anordnung des Absorptionsapparates auchvoll- 

 stiindig und hinreichend schnell getrocknet werde: ir< 

 ersterer Hinsicht glaube ich, diirfte nicht leicht ein begrundeter 

 Zvveifel erhoben werden konnen, der letztere Uinstand hinge- 

 gen ist von grosser Bedeutung fur die praktische Brauchbarkeit 

 des Instrumentes, nicht nur daruin, weil einerseits bei langsamer 

 Absorption in der Temperatur der abgesperrten Lufl : bedeutende 



