71 



zwar jedesmal nach dem Oeffnen des Chlorcaleium - Apparatus 

 Temperaturs-Erhohungen, die indessen sehr klein waren , zwi- 

 schen 0°07 und Ool3 R schwankten und sich immer Iangere 

 Zeit constant erhielten, nachdem die Absorption vollendet war. 

 Wenn aber , vvie es (lurch die Erfahrung gerechtfertigt 

 scheint, die Temperaturs- Aenderungen der eingeschlossenen Luft 

 wahrend der ganzen Dauer des Versuehes nicbt sehr bedeutend 

 sind, und nur langsam erfolgen — kann man annehmen, dass 

 die Temperatur an alien Stellen dieselbe sei, und dann hat die 

 desshalb an der gefuudenen Dampfspannung anzubringende Cor- 

 rection keine Schwierigkeiten, um so vveniger, wenn man sich 

 eine Tafel entwirft, durch welch e die kleine Rechnung erspart 

 wird. 



§. 9. In der Form, wie das Instrument im vorigen beschrie- 

 ben wurde, bietet noch das Barometer eine kleine Schwie- 

 rigkeit dar. Der Luftbehalter ist namlich aus Metall verfertigt, 

 indem gliiserne Wiinde vielleicht durch ihre hygroskopischen 

 Eigcnschaften den Feuchtigkeitsgrad der Luft andern, bevor die- 

 selbe noch abgesperrt ist, wovon man sich durch ein dem be- 

 schriebcnen ahnliches Verfahren iiberzeugen konnte. Dadurch 

 entbehrt man aber des Vortheiles, das untere Niveau des Queck- 

 silbers beobachten zu kiinnen, was indessen nicht unumganglicli 

 noting ist. Ich glaubte ein Heberbarometer einem Gefassbarome- 

 ter vorziehen zu sollen, weil bei jenem die Menge der fiber dem 

 Quecksilber befindlichen Luft , deren Feuchtigkeitsgrad ein an- 

 derer ist als jener der Luft im Luftbehalter, viel kleiner und 

 ihr storender Einfluss somit verschwindend ist. 



An dem wirklich ausgefiihrten Instrumente wurde von dem 

 Mechaniker die Scale in halbe Millimeter getheilt, und dieselben 

 fiir ganze gezahlt ; diese Einrichtung ist zu verwerfen, weil es 

 bekannt ist, dass selbst bei vollkommen gleichen Durchmessern 

 die Niveauanderungen in beiden Schenkeln eines Heberbaro- 

 meters selten gleich gross sind. Es ist leicht sich (la von zu 

 iiberzeugen, dass in vielen Fallen eine Ungleichheit der Tem- 

 peratur beider Schenkel die Ursache dieser Erscheinung ist, 

 wiewohl auch die verschiedenen Capillaritatsverhaltnisse dasihrige 

 dazu beitragen. Man wird also jedenfalls fehlen , wenn man 

 bloss an einem Schenkel abliest, und die Ilohenandcrung ver- 



