72 



doppelt ; cs sclieiut mir jcdoch als konne man durcli ein cin- 

 faches Vcrfahren die directe Bcobachtung des unteren Niveau 

 umgehen, welches, da es iiberhaupt auf jedes Barometer an- 

 gewendet werden kiinntc, hiet* nicht iibergangen warden soli. 

 Ziihlt man namlich die Quecksilberhohen von ein em Nullpuncte, 

 der tiefer liegt als der tiefste Stand, den das Niveau im offe- 

 nen Scheukel iiberhaupt annehmcu kann, und is t /i die Hohe des 

 unteren, H die des oberen Niveau, beifle auf 0° reducirt , so 

 hat man den Barometerstand: 



b = H — h wabrend 

 c = H + h 

 cine constante Grosse sein muss, vorausgesetzt, dass der Dureh- 

 mcsser der Glasrohren als unveriinderlich betracbtet werden 

 kann; daraus ergibt sich : 



b = 211 — c. 



Man darf daher nur die auf 0° reducirte Ablesung am obe- 

 ren Niveau verdoppeln und davon die Grosse c , subtrahiren, 

 urn den auf 0° reducirten Barometerstand zu erlialten; c selbst 

 aber wird man im Mittel aus hinreichend vielen Bcobacbtungen 

 nach der Glcichung c = H + h oder aber durch Verglei- 

 chungen des Ileberbarometers mit «inem Normalbarometer nach 

 der Formel c = 2 H — b linden konnen. *) 



Dadurch aber, dass wean man an einem bestimmtcn Ilebcr- 

 barometer die Grosse c fort und fort aus den Ablesungcn 

 an beiden Schenkeln berechnet, man zuweilen Resultate erhalt, 

 die von den iibrigen um Grosscn differiren, welche die Fehler- 

 gritnzen der Ablesung iiberstcigen , wird der Beweis geliefert, 

 dass die Temperatur der Quecksilbersaule cntweder nicht durch- 

 aus gleichformig oder nicht die von dem am Instrumente ange- 

 brachten Thermometer angegebene sei. 



Da in dem gegebenen Palle eine Ablesung beider Niveaus, 

 selbst wenn man das Barometer behufs der Bestimmung von c 

 aus dem Instrumeute herausnehmen wiirde , immer schwer aus- 



1) Bei dor angenommenen Lage des Nullpunctcs der Scale wird die ganz.e 

 Rctrachtung einfacher; das Verfahren findet jedoch mit einer geringeti 

 Aenderung auch Anwendung, wenn bei einem Heberbarometer der Nutl- 

 punct der Scale in ihrer Mitte liegt, wo die Summe der Ablesungen den 

 Barometerstand gibt. 



