73 



fuhrbar sein wircl, diirfte eine Vergleichung mit einem anderen 

 Instruments den Werthvon c ergeben. Da nun aber Aft = 2 A/f 

 Wen 11 man unter A // die Different zweier zuvor auf 0' 

 rediicii'ter Ablesungen am oberen Niveau verstebt, kann man, 

 in soferne es sich bloss um Spannkraftsiinderungen handelt, diese 

 Grosse c audi entbebren, jedoch wird es gut sein, dieselbe 

 zu bestimmen, vveil sodann das Instrument zugleich als 

 Barometer und Hygrometer fungirt. 



§. 10. Es liesse sich zwar das Barometer auch ganz ent- 

 bebren, wenn man seitwiirts eine zweischenkliche mit Queck- 

 silber abgesperrte Glasrohre zur Messung der Spannkrafts- 

 iinderung der abgesperrten Luft anbriichte. Dann hat man aber vor 

 und nacb der Messung dieser Grosse das Barometer zu beob- 

 achten, um nothigcnfalis eine Correction wegen Aenderung des 

 Baromcterstaudcs anbringen zu konnen, was nicht nur umstand- 

 licher ist, sondern auch zu grosseren Fehlern Veranlassung ge- 

 ben kann. Da man einmal das Barometer beobachten muss , so 

 scheint es all er dings am einfachsten, dasselbe mit dem Instru- 

 mente zu verbinden. 



Wiirde man ferner an dem Luftbehalter Hahne in geeig- 

 neter Weise anbringen, so konnte man denselbcn mit jedem be- 

 liebigem Gase fullen, und so den Feuchtigkeitsgrad desselben 

 bestimmen, was bekanntermassen bei den bisher angewandten 

 Hygrometern grosse Schwierigkeiten hat. 



Was nun die Ausfiihrung von Beobachtungen an dem ange- 

 gebenen Instrumente betrifl't , so unterliegen dicselben keinen 

 Schwierigkeiten, und die Ableitung der Spannkraft des Dam- 

 pfes aus den Beobachtungsdaten ist so einfach, dass wohl Jeder- 

 mann, der nur einigermassen mit metcorologischcn Instrumentcn 

 vertraut ist, sich des Apparates leicht wird bedicnen konnen. 

 Sollte sich die Temperatur wiihrend der Dauer des Versuches 

 um dt geandert haben , so ist die gefundene Dampfspannung 

 um den Betrag aB'dt zu vergrossern, wo a der bekannte 

 Iludber gischc Coefficient ist, dt aber und somit die ganze 

 Correction positiv oder negativ sein kann. 



§. 11. Wenn nun auch die maugelliafte Ausfiihrung des 

 Instrumentes sichere Mcssungen und somit eine Vergleichung 

 mit anderen Hygrometern noch nicht gestattete, so war es denn 



