282 



mir in Karnthen ein ebensolclics Barometer b&i so mancher Hohen- 

 messung als leichtes, dauerhaftes una" dabei (loch wenig kostspie- 

 liges Instrument erprobt. 



Jedoch ist bei alien nach G ay -L us s a c'schem Principe con- 

 struirten Reisebarometern (wohl auch bei Fortin'sohen Reise- 

 barometern), so viele mir noch zu Gesiclite kamen, ein Uebel- 

 stand vorbanden, der auf die Verlasslichkeit der Resultate von 

 grosserem Einflusse ist, als man bishcr anzunehinen schien ; es ist 

 namlich zur Bestimmung der Scalen- and Quccksilbertemperatur 

 nur Ein Thermometer und zwar aussen auf der Scale angebracht. 

 Man setzt dabei voraus, dass das Instrument vor jeder Beobach- 

 tiuig hinreichend lange an einem Oi-te von constanter Temperatur 

 sich befunden habe, um sicher zu sein, dass alle Theile dessclbcn 

 die gleiche Temperatur besitzen, eine Voraussctzung, die bei Hohen- 

 messungcn selten in voller .Strenge zutrifft, auch wiihrt es ausser- 

 dem selbst bei vollig stationar gewordenem Stande des jiusseren 

 Thermometers sehr lange, bis die Temperatur des Quecksilbers mil 

 dieser letztercn ubereinstimmt ; es kommt nur darauf an, ein Mitlel 

 zu besitzen, um sich davon iiberzeugen zu konnen. Ein solches hat 

 man darin, dass bei derselben Temperatur das Quecksilbervolum 

 constant ist; sobald sich also aus den Beobachtungsdaten eine Ab- 

 weichung von dieser Constant herausstellt, welche die Granzen der 

 iiberhaupt moglichen Beobachtungsfehler iiberschreitet, so muss, 

 wenn sonst kein nachweisbarer Fehler untergelaufen sein kann, der 

 Grund in einer fehlerhaften Reduction auf die gewahlte Normal- 

 temperatur, d. h. in einer unrichtig angenommenen Quecksilber- 

 temperatur gelegen sein, 



Wenn man von der iiusserst geringen Aenderung des Quer- 

 schnittes einer Glasrohre innerhalb der bei Barometcrbeobachtun- 

 gen vorkommenden Temperatursgranzen absieht , so ergibt sich 

 aus der Unveranderlichkeit des Quccksilbervolums bei 0°, dass in 

 jedcm Barometer die Summe der Langen beider Quecksilbcrsiiulen 

 ebenfalls constant sein muss. 



Bei der Einrichtung der Ga y-Lussac'schen ITohenmessei-, 

 welche den Nullpunct der Scale tiefer setzt, als der tiefste Stand, 

 den das Quecksilber im offenen Schenkel erreichen kann, muss 

 daher bei richtiger Temperatursbestimmung die Summe beider 

 Ablesungen, auf 0° reducirt, einen constanlen Werth haben. Weil 



