283 



in iliesem Fallc der Barometerstaud durch die Differenz beider Ab- 

 lesungen gegeben wird, ziehcn es Viclo vor, den Nullpunct der 

 Scale etwa in der Mitte zwischen beiden Quecksilberniveaux anzu- 

 bringen; bei diescr Anordnung erhiilt man den Barometerstaud 

 durch Addition beider Ablesungen, wahrend die Differenz dersel- 

 ben (auf 0° reducirt) constant sein muss. Gleichgiltigist es hiebei, 

 ob beidc Schcnkel gleichweit, ja iiberhaupt audi nur cylindriscli 

 sind. Wiewohl dieses einfache Mittel, die Tempei atur des Oueck- 

 silbcrs zu controlircu unter Voraussetzung der crwahnten 

 Lage des Nullpunctes der Scale schon vor liingerer Zeit in Vor- 

 scblag gebracht wurde, so ist mir doch nicht bekannt , dass man 

 eine praktiscbe Anwendung davou gemacht babe, und, wie icb zu 

 beweisen suchen wcrde, sehr mit Unrecht. Bei stationaren und ge- 

 nauen Beobachtungen bedient man sich freilich solcher Instrumente, 

 bei vvelcben das Eine von zwei daran angebrachten T hernioinetern 

 ausscbliesslich den Zvveck hat, die Quecksilbertemperatur erken- 

 nen zu lassen. Ob aber nicht selbst dann unter gewissen Urnstan- 

 deu Unrichtigkeiten mit unierlaufeii kiinnen, die ira Resultate mehr 

 betragenals die Bruchtheile von Millimetern, die man durch Mi- 

 kromctcrvorrichtuiigen noch ahlescn kann, mochte wohl kaum in 

 Abrcde gestellt werden konnen. 



An den gewohulichen mit einem einzigen Thermometer ver- 

 sehcnen Baromctern kann man, selbst wenn dicselben an einem 

 Orte von ziemlich gleichbleibender Temperatur aufgestellt werden, 

 die Beohachtung machen, dass, wahrend man an der Einstellung 

 im Laufc von ein paar Stunden beinahe absolut nicbts zu jindern 

 findet, die Reduction auf 0° ziemlich verscbiedene Barometer- 

 stand e ergibt. 



Ich babe nun in solchen Fallen an den Gay-Lussac'schen 

 Baromctern, die mir zu Gcbothe standen, jedesmal die auf 0° 

 reducirte Summe beider Ablesungen sehr nabe um ebcn so viel von 

 dem anderwcitig bekannten Mittelwerthe abweichend gefunden , so 

 viel die bei der Reduction auf 0° sich ergebende Aenderung des 

 Barometerstandes betrug. Besonders auffallend war diess bei einem 

 Slteren Instrumente von Kapeller der Fall, bei welchem das 

 Quecksilbergefass des Thermometers von einer durchbrochenen, 

 nur zum Schutze gegen das Zerbrecben dienenden Hiille umgeben 

 ist ; bei einem seiner neuesten Instrumente, das mir zu Gebothe 



