284 



stand, ist der Quecksilberbehiilter von einer ganz verschlossenen 

 Metallkapsel bedeckt, wodurch die Unsicherheit der Temperaturs- 

 bestimmung, wenn auch nicht giinzlich gehoben, doch immerhin 

 bedeutend verringcrt erscheint. 



Die nachsteheude Tafel enthalt die Resultatc von 22 an dem 

 letztgenannten Instrumente ausgefiihrtenBeobachtungen in unmittel- 

 barer Aufeinanderfolge, und ohne etwaiger Auswabl Moss der 

 geniigendsten. Das Mittel aus den verschiedenen Werthen, welche 

 die Tafel ftir die Summe der Quecksilberhohen bei 0° gibt, ist: 

 798-394 Millimeter. 



Die Abweichungen der einzelnen Resultate von diescm Mittel 

 sind so gering, als es bei dem Umstande, dass beide Nonien aus 

 freier Hand ohne irgend einer feinen Fiihrung eingestellt werden 

 mussten, nur immer zu erwarten stand, mit Ausnahme vielleicht 

 Eines Falles (Nr. 2). Ob bei dies em zutallig ein bedeutenderer 

 Beobachtungsfehler oder eine unrichtige Reduction, d. h. einFehler 

 in der Bestimmung der Quecksilbertemperatur in der vorerwiihnten 

 Weise die Schuld tragi, kann ich dermalen nicht mehr entschcidcn, 

 bin jedoch geneigt, letzteres fur das Wahrscheinlichste zu halten. 





Summe der 



Abweichung 





Summe der 



Abweichuhg 







Ablesungen 



vom 





Ablesungen 



vom 







bei 0» 



Mittel 





bei 0» 



Mittel 





1 



798™41 



+ o'"'oi6 



12 



798 ; °42 



+ o"'o26 





2 



798-52 



+ 126 



13 



798-40 



+ 0006 





3 



798-38 



— 0-014 



14 



798-35 



— 044 





4 



798-48 



+ 0-086 



15 



798-37 



— 0024 





5 



798 34 



— 0054 



16 



798-41 



+ 0016 





6 



798 ■ 40 



+ 0-006 



17 



798-32 



— 0074 





7 



798-32 



— 0-074 



18 



798-44 



+ 0046 





8 



798-36 



— 0034 



19 



798-40 



+ 0-006 





9 



798-43 



+ 036 



20 



798-41 



+ 016 





10 



798 37 



— 024 



21 



798-30 



— 0094 





" 



798-45 



+ 0056 



22 



798-39 



— 0004 





II. Der Nutzen, den die Kenntniss der constanten Summe der 

 Ablesungen zum Behufe einer Controle der Temperatursbestim- 

 mungen bietet, ist jedoch nicht der einzige. Man kann mit Hirer 

 Hilfe die Binstellung auf das Eine der bciden Niveaux ersparen, 



