258 



wodurch nicht nur eine weitere Vereinfaehung ties Hohenmessers 

 erzielt wird, sondern auch, da man kiirzere Zeit mit dem Instru- 

 mente zu thun hat, weniger Gefahr vorhanden ist, anf die Tem- 

 peratur desselben storend einzuwirken. 



Ich habe bereits einmal diese Methode in einer kleinen Ab- 

 handlung „Ueber directe Messung der Spannkraft der 

 Dampfe in der Luft", welcbe ich die Ehre hatte, der verehrten 

 Classe vorzulegen, kurz angedeutet; es dfirfte nicht iiberflussig 

 sein, dieselbe hier etwas weiter auszufiihren. 



Bezeichnet man mit H und h die auf 0° reducirten Able- 

 sungen am obercn und unteren Niveau, so ist : 



//+/* = c 

 eine constanteGrbsse, wahrendderauf 0° reducirte Barometersland 



b^H—h 

 ist, daraus ergibt sich: 



3//=c + b 

 und man kann daher csowohl als 6aus einer einmaligen Einstellung 

 finden, ersteres durch Vergleichung rait einem Normalbarometer, 

 letzteres durch die Gleichung: 



b=2H— e. 

 Da es gleichgiltig ist, ob beide Schenkel gleich weit sind oder 

 nicht, kann die Methode auch auf jede and ere Barometerform An- 

 wendung finden, ja man konnte sogar an einem gewohnliclien 

 Zimmerbaromcter, das mit Nonius versehen ist, unter sich einiger- 

 massen vergleichbare Besultate nach dieser Methode erhalten, 

 WShrend dasselbe, in der ublichen Weise beniUzt, eben nur ein 

 Steigen und Fallen dcs Quecksilbers im Allgemcinen erkennen lasst. 

 Die durch die Aenderungen dcs Durchmcssers der Glasrbhre be- 

 uingten Storungen sind bei nicht zu grosser Weite derselben so 

 gering, dass sie wohl in die Griinzen der Beobachtungsfehler fallen, 

 daher beiRbhren von solchcu Dimensionen, wie man sie bei Hohen- 

 messern findet, gar nicht bemerklich werden diirflen. 



Eine moglichst genaueTempcratursbeslimmung vorausgesetzt, 

 kann ein Fehler im Werthc von c und jenem von //die Richtigkeit 

 ues Rcsultates bceintrachtigen. Ersteren wird man durch wieder- 

 holte und sorgfaltige Messungen beseitigen oder wenigstens ganz 

 unmerklich machen kbnnen. Jeder Fehler in der Einstellung wird 

 freihch vcrdoppelt, darin liegt jedoeh meines Erachtens kein 



