288 



meter einem unler verschiedenen Umstiinden verschieden grossen 

 Betrage der Capillardepression im offenen Scbenkel, einem un- 

 gleichen Rbhrendurchmesser u. dgl. zugeschrieben, wiihrend man 

 die unter den meisten Verhaltnissen einflussreichste Ursache nicht 

 beriicksichiigt zu haben schcint. 



III. Die in II. mitgetheilten vergleicbenden Beobachtungen 

 veranlassten mich durch ibre Ucbcreinstimmung, eine auf das 

 besprochene Princip gegriindete Einrichtung eines zu Hoben- 

 messungen dienenden Barometers von Kappeller in Ausfiihrung 

 bringen zu lassen. Ueber seine Construction bleibt nach dem 

 Vorausgegangenen im Allgemeinen wenig mehr zu sagen, jedoch 



durfte es 



nicht uberfliissig sein, 



auf eini»;e bei der ffetroffencn 



Anordnung zu erzielende praktische Vortbeile kurz hinauweiseu. 



Mein Hauptaugenmerk hatte ich auf das Thermometer ge- 

 richtet, und wollte das Quecksilbergefass desselben ganz im 

 Innern des Instruinentes, und war in unmittelbarcr Beriihrung 

 mit der Barometcrrohre selbst angcbrachl baben. Kappeller 

 hat jedoch dieser Angabe nicht wie ich es wunschte entspro- 

 chen, sondern das cylindrische Thennometcrgefass befindet sich 

 in einem Abstande von etwa 1 Millimeter vom Barometerrohre, 

 und ist nach Ausscn durch eine ganz geschlossene Metallkapsel 

 und eine dazwischen befindliche Lage Ledcr plotzlichen Tempe- 

 ratur - Schwankungcn in der itussercn Umgcbung entzogen. Ob 

 dicsc Einrichtung ganz geniige, miissen fortgesetzte Beobacbtun- 

 gen lehren, und die herannahendc kalte Jabreszeit, bei welcher 

 es moglich sein wird das Instrument grossen Temperaturs-Diffe- 

 renzen ausausetzen, wird den Grad seiner Verlasslichkeit zu 

 erproben Gelcgenbeit geben. 



Indem die Beobachtung am unteren Niveau wegfallt, somit 

 fur dasselbekcine Scale und kcin Nonius angebracht zu sein braucht, 

 fiillt auch die Nothwendigkeit das Glasrohr so zu biegen , dass der 

 offene Scbenkel in die Verliingcrung des gcschlossencn fiillt, und 

 damit ein Grand einer grosseren Gebrechlichkeit an der Biegungs- 

 stelle hinweg , eine gute Eigenschaft , die ausserdem noch dadurch 

 erhoht wird, dass man dem ganzen Glasrohre fast durchaus und bis 

 in die Nahe der Beobachtungsstelle eine weiche und sichere Set- 

 tling zu ertheilen und es so vor dem schiidlichen Einflusse heftige- 

 rer Erschiitterungen besser zu schutzen vermag. Dabei ist die Aus- 



