Drahte , Verbiegen von Metallstiicken des Apparates herbei- 

 gefiihrt werden konnen. Bei dem Apparate des Herrn Directors 

 Kreil, welchen ich vorzugsweise im Auge habe, da ich nur 

 diesen in Thatigkeit gesehen habe, somit auch nur bei diesem 

 liber die Vorziige und Nachtheile ein auf Erfahrung gegriindetes 

 Urtheil mir bilden konnte, wird dem Uebelstande der mebrfachen 

 Drehungen durch eine Hemmstange enfgegen zu wirken gesucht, 

 welche keine gro'sseren Elongationen als 180° von der herr- 

 schenden Windesrichtung gestattet. Diese Hemmstange wird 

 namlich an jedem Tage in der Richtung aufgestellt, aus welcher 

 der herrschende Wind kommt; da die Windfahne gerade Bach 

 der entgegengesetzten Seite gerichtet ist, so kann sie, so lange 

 nicht eine bedeutende Aenderung in der Windesrichtung vor 

 sich gegangen ist, ihre gewohnlichen Schwankungen ungehindert 

 durch die Hemmstange vollbringen. Die Erfahrung zeigt aber, 

 dass wirklich Aenderungen der Windesrichtung an einem Tage 

 um 180° vorkommen. Das Anliegen der Windfahne an der 

 Hemmstange verursacht enfweder, wenn es vollstandig ist, Lii- 

 cken in der graphischen Darstellung , oder aber, wenn die 

 Hemmstange die Schwankung nur nach einer Seite hin hindert, 

 macht es die Zeichnung unzuverlassig. Die EngUinder such en 

 dem Nachtheile der erwahnten vollen Drehungen dadurch zu be- 

 gegnen, dass sie die Windfahne aus zwei ebenen Flachen, welche 

 meist um 22Y 2 ° gegen einander geneigt sind, zusammensetzen. 

 Man sagt, dass dadurch die Schwankungen kleiner und die vollen 

 Umdrehungen um 360° seltener werden. Allein ganz verhindert 

 konnen sie dadurch nicht werden. Es darf ein Anemometer selbst 

 m solchen Fallen den Dienst nicht versagen, wenn sich der Wind 

 um 360° dreht, weil solche Fiille wirklich in der Natur vor- 

 kommen^ z. B. bei dem Wechscl des Land- und Seewindes an 

 Kttsten, bei den Wirbehvinden, welche nicht selten die Gewitter 

 hegleiten. 



Ein von einem Herrn Goddard vorgeschlagener Anemo- 

 meter i) ist wirklich frei von diesem Uebelstande, den die wie- 

 derholten Drehungen hervorbringen, allein die Construction des 

 Apparates scheint mir im Uebrigen nicht empfehlcnswerth. An 



) London. Journal of arts Jan. 1847 und D i n el er polyt. Journ. B. C. IV. S. 8 I 



