17 



gung'). Die ebene Zeichnungsflache bewegt sich, urn (lurch ihre 

 Schwere auf den Gang der Uhr keine schadliche Einwirkung zu 

 iiben , zwischen zwei Eisenbahnen vertical nach abwarts 2 ). 



Der ganze fiir den Winddruck bestimmte Apparat , ist mit 

 Ausnahme der Platte ee' gegen die zerstorenden Einfliisse der 

 Witterung vollkommen geschiitzt. Was die Einwirkung der Tempe- 

 ratur auf die Elasticity der Spiralfedern anbelangt 3 ), so konnen 

 die darauf bezAiglichen Versuche sehr bequem und ohne grossen 

 Zeitaufwand gemacht werden, ja selbst stiirmische Tage bieten 

 keine Schwierigkeit dar. Man braucbt nur an dem Rinsre r Fk. 4 

 lat. I, cine Platte zu befestigen, welche dem Winds den Zutritt 

 in das Innere des Cylinders vcrschliesst, und dann auf den Ring r', 

 Fig. 7 Taf. II , Gewichte aufzulegen und die entsprechende Bewe- 

 gung des Bleistiftes f zu beobachten. An windstillen Tagen kann 

 man sich naturlich das Verschliessen des obern Cylinders mit 

 einer Platte ersparen. 



Die Bestimmung der Constanten fiir die Zeichnung ware daher 

 ungemein einfach, um so mehr, da die Bewegung des Bleistiftes 

 der Zusammendruckung der Spiralfedern, d. i. der Intensitat des 

 Windes sehr nahe proportional sein muss. 



Selbgtregistrirender Rcgenmesser. 



Der selbst registrirende Regenmesser des H. Directors Kreil 

 lasst in Beziehung auf Empfindlichkeit und Sicherheit nichts zu 

 wi'mschen iibrig. Daher betreffen die Veranderungen , welche ich 

 ln Pig. 15 Taf. V vorgenommen babe, mehr unwesentliche Puncte, 

 n amlich das Hoherrucken der Drehungsaxe, um den Hebel nicht mit 



) Es ware ein teichtcs gewesen , die Scale der Zeichnung noch um vie I 

 m «hr zu vergrossern," allein ich halte es nicht fur rathsam, weil beim 

 Winddruck die iiusserste Einfachheit des Mechanismus , um keine Rei- 

 bang zu veranlassen , geboten erscheint. 

 Es konnte die lin Verhiiltnisse der geringen Breite bedeutende Hohe 



es Apparates auffallen ; Anstoss diirfte sie aber kaum geben, indem sie 

 rmmcr nur einen geringen Theil jener HShe betrSgt , welche das fiir den 



Mographen bestimmte Cabinet haben muss, damit ein aufrecht stehender 

 Ucobachter darin bequem Raum finde. 



a e ist es noch sehr die Frage , ob diesc Aenderung so bedcutend ist, 

 »»> hier in Betracht n, kommen. 



(Jelinek.) h 



