19 



Arm rriit einer Schaufcl versehen, welche in cin Wassen»-efass 

 (oder in eine mit Quecksilber gefiillte Rinne) eintauchte oder cs 

 konnte der Hebelarm G an seinem Ende einen kleinen Rechen tra- 

 gcn, dessen Zahne in das Getriebe zweier Windfliigel eingreifen 

 wtirden. Sind die Axen der Windflugel sehr leicht bevveglich , so 

 wird fiir die Stellung und richtige Zeichnung des Apparates daraus 

 kein Hinderniss erwachsen, dagegcn wiirde die plotzliche Bewe- 

 gung 1 ) in Folge des Umschlagens des Wassergefasses R sehr ver- 

 zogert und unschadlich gemacht. 



tm Winter werden bei dem Apparate des H. Directors Kreil 

 der Recipient und die Rohre , welche zur Ansammlunff und Zu- 

 leitung des Regenwassers dienen, hinweggenommen und durch 

 einen verticalen cylindrischen Schlauch ersetzt , ebenso tritt eine 

 flache Schale, deren Durchmesser grosser ist als der Durchmesser 

 des cylindrischen Schlauches, an die Stelle des Gefasses R. Durch 

 die Anbringung des weiten cylindrischen Schlauches ist aber nun 

 dem Winde , welcher den Apparat in starke Schwankungen vei- 

 setzt , ein freier Zutritt eroffnet. Unter den am Prager Observa- 

 torium gegebenen Umstanden, denen man sich bei der Aufstellung 

 anbequemen musste, Ijisst sich diesem Uebelstande nicht abhelfen, 

 und bloss partielle Verbessertingen , welche an der Hauptsacbe 

 nichts andern , lassen sich anbringen. So diirfte zu empfehlen sein, 

 die cylindrische Schale, welche zur Aufnahme des Schnees be- 

 stimmt ist, so leicht wie moglich zu arbeiten , urn den Apparat 

 nicht mit unniitzen Gewichten zu belasten , ferner dieselbe Schale, 

 anstatt sie fest mit dem Hebelarm IFzu verbinden, gleicbfalls auf 

 zwei Spitzen ruhen zu lassen, damit das Gewicht der Schnee- 

 flneken, welche sich oft ungleich auf der Schueeschale verthcilen, 

 unmcr in derselben Entfernung vom Drehungspuncte a; einwirko. 

 Ganz vorziiglich diirfte aber die Einfuhrung des oben crwiihiilon 

 Rechens, der in ein Windfliigel-Getriebe eingreift, geeignet sein, 

 "»e Schwankungen des Blcistiftes, welche bei Sturmen so heftig 

 werden, dass sie recht gut einen Windstarkemesser ab&eben konn- 

 011 > zu dampfen und unschadlich zu machen. 



Bei der Einrichtung neuer meteorologischcr Observatorien, 

 velche mit vollstiindigcn selbstregistrirenden Apparaleu versehen 



) Sie erfolgt et 



» in 1 — 2 Secunden. 



b* 



