22 



den Schncc zu schmelzen, urn dem Apparate fiir alle Falle eine 

 vollkommen befriedigcnde Wirkung zu sicheru, bin icb ebenso 

 iiberzeugt, als davon, dass die oben angedeuteten Abiinderungen 

 (Suspension derSchneeschale auf zwoi Spitzen, Windfliigel u.s.w.) 

 nur eine partielle Abhilfe gewiihren konnen. 



Gerade im Winter, wo die Menge des Niedcrschlages geringer 

 ist, und desshalb eine grossere Empfindlichkeit des Apparates 

 wunschenswerth ware, wird man dem Apparate nicht dieselbe 

 Empfindlichkeit wie im Sommer geben konnen, indem die Schnee- 

 schale nicht gut zum Umschlagen eingerichtet werden kann, und 

 der Bleistift daher selbst bei sebr starken Schneefdllen innerhalb der 

 Griinzen der Zeichnungsflache bleiben muss , widrigenfalls gerade 

 einer der interessantesten Falle verloren ginge. Wcnn die Hinzu- 

 fugung von Windfliigeln geeignet erscheint , die grossen Schwan- 

 kungen der Schneeschale zu diimpfen, so vermag sie doch dem 

 Uebelstande nicht abzuhelfen , wenn zufolge einer eigentlriimlichen 

 Ablenkung des aussern Windes durch den verticalen Schlauch 

 nach unten (oder durch den verminderten Luftdruck imSchlauche — 

 nach oben) auf die Schneeschale ein constanter — wenn auch 

 geringer Druck ausgeiibt wird. 



Thermometrograph. 



Die Herstellung eines selbstregistrirenden Apparates , wel- 

 cher die Temperatur sicher und genau angibt, ist cine sehr schwie- 

 rige Aufgabe, an der sich schon viele Physiker versucht haben, 

 und noch kann man das Problem nicht als vollkommen geloset 

 betrachten. In noch hoherem Grade gilt dicse Behauptung von der 

 Aufzeichnung der Luftfeuchtigkeit. 



Das Saussure'sche Hygrometer ist bei den regclmassigen 

 Beobachtungen schon vollig durch das Psychrometer verdningt 

 worden, es wird aber auch die letzte Rolle , welche es noch bei 

 dem Autographen der Feuchtigkeit gespielt hat, aufgeben mussen. 

 A'if eine vollige Uebereinstimmung der Aufzeichnungen des Auto- 

 graphen mit der wirklichen Beobachtung ist nur dann zu rechnen, 

 wenn man die Angaben eines Psychrometers aufzeichnen lasst. 

 Bei dem selbstregistrirenden Instrumente , wo die Scliwerkratt 

 als Regulator dient , liisst sich ein befeuchtetes Thermometer nicht 

 gut anwenden, man muss daher der Schwerkraft ein and ores 



