auch das Ende dieses zweiten Striches die in jenein Augenblicke 

 herrschende Temparatur angeben wird. 



Diess war im Allgemeinen der Gedanke, den ich vcrfolgle ; 

 allein es war vorauszusehen, dass grossepraktische Schwierigkeiten 

 zu iiberwinden sein wiirden. Namentlich musste der Mechanismus 

 der Art eingerichtct werden , dass er 



1) Der Bedingung entsprach, der Uhr keine ubermiissigc Auf'gabe 

 zuzutheilen, sic nur als Regulator, nicht als eigentlich be- 

 wegende Kraft zu benutzen; dazu aber stellte ich mir noch 

 eine 



2) Bedingung, dass der elektrische Strom nur einen Augenblick 

 geschlossen bleibe und nicht durch das Innere des Quecksil- 

 bers gehe , mn eine Erhohung der Temperatur zu vermeiden 

 und uberhaupt , damit die Abnutzung der Batterie-Elemente 

 nicht zu rasch erfolge und die Wirkung der Batterie im sel- 

 ben Verhaltnisse abnehme. 



Einige Zeit darauf fand ich in Moigno's Traite dc Telegra- 

 phie electrique die Beschreibung von W h e a t s t o n c's elektro-mag- 

 netischen Autographen fiir metcorologischc Beobachtungen, der 

 mir vorher ganz unbekannt war. Um zu rechtfcrtigen , wie 

 ich es wagen konnte, diesen Gcgenstand fiir noch nicht vollendet 

 zu halten, ungeachtet sich dieser grosse Physiker damit beschaf- 

 tigt hat, muss ich die Beschreibung seines Apparates nachMoigno 

 hersetzen. 



„Dieser wundcrbare Apparat ist, wie ich bereits gesagt habc, 

 das Meisterwerk dieser Gattung, er ist ohne Widerrede der merk- 

 wiirdigste unter alien selbstregistrirenden Apparaten fur meteoro- 

 logische Beobachtungen , und berufen dicse so nutzlichc Wissen- 

 schaft um Biesenschritte vorwiirts zu brinffen," 



„Die Pig. 35Taf.IX stellt den Apparat vor, wie er im Observa- 

 torium zu Kiew aufgestcllt ist : seine Hohe, den Fensterrahmen und 

 das Fussgestell mit inbegriffen, betriigt etwas mehr als sechs engli- 

 sche Fuss. Gegenwiirtig ist er eingerichtet , die Angaben dreier 

 Instrumente, des Barometers a, des Thermometers b und des Psy- 

 chrometers c (oder befeuchteten Thermometers, welcher als 

 Hygrometer client) aufzuzeichnen; allein er ist fahig noch erweitert 

 zu werden fur zwei andere Instrumente : namlieh ohne Zweifel fur 



