25 



den Anemometen) und den Actinometer. Der Apparat bestehl ,: 

 l.aus einer Pendeluhr als Regulator, wo von A das Pendel und 

 B das Gewicht ist; an dieser Uhr sind alle Mechanismen ange- 

 bracht , welche die verschiedenen Bewegungen zu regeln Iiaben ; 

 2. aus einem Rilderwcrk, welches durch eine unabhangige und 

 fortwirkende Kraft— das Gewicht C bewegt wird; dieses Rfider- 

 werk wird nur in dem Augenblicke in Bewegung gesetzt, wo die 

 Beobachtung gemacht wird. Der erste Theil des Mechanismus 

 macht die Beobachtung, der zweite zeichnet sie auf." 



„Bei der Beschreibung der Art und Weise, wie der selbst- 

 registrirende Apparat wirkt, wird es geniigen, bloss ein Instru- 

 ment, den Barometer, welcher in gegenwartigem Falle ein Heber- 

 barometer ist, zu betrachten ; was von diesem Instrument gesagt 

 wird, findet auf alle andere Anwendung. In Fig. 36 findet man 

 eine Ansicht des ruckwartigen Theiles des Instrumentes. F ist 

 ein Elektromagnet. K ein Anker von weichem Eisen, der sich 

 urn seine Axe zur Rechten bewegt ; in der Zeichnung ist er in 

 Bcriihrung mit dem Elektromagnet dargestellt, welcher durch den 

 elektrischen Strom in seinen Windungen wirksam geworden ist." 



„Wenn der Strom aufhort, so verschwindet im selbenAugen- 

 Micke der Magnetismus des weichen Eisens und der Anker fallt 

 ab; in seinem Falle schlagt sein Hebelarm gegen den Ansatz oder 

 die Krummung (appendice ou coude) des Hebels m, und lost 

 auf diese Art die Hemmung des nnabhiingigen Raderwerkes aus, 

 welches die Beobachtungen drucken soil. Die Unterbrechung des 

 Stromcs und der Abdruck der Beobachtungen finden daher immer 

 gleichzeitig statt. Der Weg, weichen der Strom verfolgt , ist 

 aer folgende: D ist eine kleine Voltaische Saule, welche aus 

 ciner Kupferplatte, welche in eine Kupfervitriollosung taucht, und 

 u «s einem porosen Gefasse besteht, in dessen Innerem sich 

 amalgamates Zink befindet. Das Ganze ist in einem Troge von 



s wsst sich zwar die Moglichkeit, einen Anemometer mit Zuhilfenahme 

 dor Blelctricitat zu construiren, durchaus nicht in Abredestellen, doch wurden 



ie fortw&hrenden Schwankungen in den Angaben eines solchen Apparates 

 sowohl was die Richtung als was die Starke des Windes anbelangt, der 



nwendung- der Elektricitat bedeutende Hindernisse in den Weg legen, 

 so dass jedenfalls eine totalc Umgestaltung des hier beschriebenen Appa- 

 'es erforderlich wiire. 



