; :'v- :;' : ; ■ 





30 



zuzeichnen. E, Fig. 36 ist ein Rheotome oder Strom-Unterbreclier, 

 welchcr aus einem Kreise mit 10 kupfernen Sectoren besteht, weir he 

 von einander (lurch anderc 10 elfenbeinerne Sectoren getrennt wer- 

 den ; jcder Sector hat einen kleinen kupfernen Ansatz, an welchem 

 die Leitungsdratho befestigt sind. Die D rathe des Barometers, 

 Thermometers und Psychrometers nehmen 3 von diesen Sectoren 

 ein; zwei haben die Bestimmung, die Driithe zweier anderer In- 

 strumente aufzunehmen und die 5 andern sind in Verbindung mil: 

 dem Kupferelemente der Saule. Ein metallischer Zeiger vervoll- 

 stiindigt die Kette, indem er die Verbindung der Sectoren der 

 rechten mit jenen der linkcn Seite bewirkt. Dieser Zeiger macht 

 einen vollen Umgang in einer Stunde und geht in 6 Minuten fiber 

 jede Abtheilung ; wahrend der 5 Minuten, welche dem Aufsteigen 

 des Drathes entsprechen, geht er iiber die mctallischen Sectoren, 

 und wahrend der fibrig bleibenden Minute, welche dem Herab- 

 sinken des Drathes entspricht, geht er fiber das Elfenbein-Stiick 

 zu dem njichstcn Sector. Da also jedes Instrument mit einem 

 andern Sector vcrbunden ist und die einzelnen Sectoren isolirt 

 sind, so befindet sich nur ein Instrument auf einmal in der Kette, 

 so dass der Zeiger, wenn die Barometer-Beobachtung gemacht ist, 

 auf die nachste Abtheilung iibergeht, und z. B. das Psychrometer 

 in die Kette einschaltet ; geht der Zeiger dann zu einem andern 

 Sector fiber, so bringt er das Thermometer in die Kette u. s. f. 

 Die Fig. 35 zclgt die Driithe h und i und die Rollen, welche zu 

 den beiden Ietztern Instrumenten gehoren; ihre Bewegung geht 

 von 5» bis 95° *). Diese Bahn ist Linger als jene beim Barome- 

 ter, daher haben die Rollen, wie es die Zeichnung andcutet, einen 

 grossern Durchmesser; iibrigens wiederholt sich hier Alles auf 

 dieselbe Weise. Nach der vorhergehenden Bcschreibung sieht man, 

 dass binnen 18 Minuten 3 Beobachtungen gemacht werden und 



*) Fahrenheit. Da auch hier 150 Zeichen miiglich sind, so ist die Genauig- 

 kelt % Fahrcnheit'sche oder */„, naherungsweise % Reaumur'scher Grad. 

 Dieso geringe Genauigkeit wflrde insbesondere im Winter die Angaben 

 des Psychrometers fast ganz unbranchbar machon ; indessen ist auch 

 nicht einzusehen, ivarum der Drath durch 90 Fahrcnheit'sche oder 40 

 Rcaumur'sche Grade sich bewegen soli. Die Halfte davon diirfle aus- 

 reichen. 



