31 



zwar cine Barometer-, eine Thermometer- uiid eine Psychrometer- 

 Beobachtung. Das Instrument erfordert kcine Ueberwachung und 

 leistet seinen Dienst eine Woche hindurcli; wahrend dieses 

 Zeitraumes zeichnet es 1008 Beobachtungen auf *). Das Eintauchen 

 des Drathes in das Quecksilber erhoht dieses ein wenig; allein, 

 da die Beobachtung erst in dem Augenblicke gemachtwird, wo 

 der Drath das Quecksilber verlasst, so begeht man dabei keinen 

 Febler 3 ). Da es nicht wesentlich ist, dass der Strom durch 

 Quecksilber geschlossen werde, so gibt es wenig mcteorologische 

 Instrumente, bei welchen sich diese Art der Aufzeichnung nicht 

 anwenden liesse. Es ist unnothig zu bemerken, dass das Ge- 

 hiiuse, welches die Instrumente einschliesst, zweckmassig der aus- 

 sern Luft ausgesetzt sein miisse. " 



Wie an den andern zahlreichen Erfindungen des grossen 

 Physikers, so erblickt man auch an dem elektro - magnetischen 

 selbstregistrirenden Apparate fur meteorologische Beobachtungen 

 die Meisterhand des Autors und man kann dem Lobe Moigno's 

 nur beistimmen. Insbesondere ist das Abdrucken der Beobach- 

 tungen durch einen eigenen unabhangigen Apparat ein gliicklicher 

 Gedanke — nur dadurch war es moglich, mit einer Saule von 

 so kleinen Dimensioncn, — ein einfaches Daniell'sches Element 

 von nicht ganz 2 Quadratzoll — durch eine voile Woche hindurch 

 solche ElTecte zu erreichen. Demungeachtet glaube ich , dass es 

 die Wirkung des Wheat stone'schen Apparates erhohen miisste, 

 wenn man auf die beiden Bedingungen, welche oben autgestellt 

 wurden, genauere Biicksicht nehmen wiirde. Die erste dieser 

 Bedingungen war, dass der Uhr keine ubermjissige Aufgabe zu- 

 getheilt und dieselbe nur als Regulator, nicht als eigentlich be- 

 wegende Kraft behandelt werde. Untersucht man den Wheat- 

 stone'schen Apparat in dieser Beziehung, so findet man, dass 



) Wird alle (i Minuten eine Beobachtung gemacht, so ware die Gesammt- 

 zahl aller Beobachtungen einer Woche 1680, allein es gehen 2 / 5 der ge- 

 sammten Beobachtungen fiir die vorhin erwiihnten 3 Sectoren in Verlttst, 

 welche noch lnit keinem Instrumente in Verbindung si»d. 

 Gs ist seltsain, dass Moigno der mechanischen Erhebung des Queck- 

 silbers durch den eingetauchten Drath gedenkt, ohne die Temperatui- 

 Erhohung durch den circulirenden Strom in Betracht zu Ziehen. 



