35 



und von deni Zapfenlager derselben weitor in dor Richtung der 

 Pfeile. IVachdem dcr Strom durch samnitliclie Windungen dcs 

 Kupferdratb.es um don Elektromagnct E herumgegangen ist, 

 gelangt er zu dem negativen Pole dcr Silulc, Durch den tempo- 

 raren Magnetismus des Elektromagneten E wird nun Fig. 21 der 

 dreiarmige llebcl ad't um die verticale Axe a" in Bewegung 

 gesetzt. Dcr Anker A wird angezogen und bevvegt den Arm 

 mil dem Ansatzsliicke a uach riickwarts, so dass dasselbe den 

 diinnen Metallstab a' b biegt und den Bleistift ft an die Zeich- 

 nungsflache T andriickt. Zu gleicher Zeit wird der Arm a"t 

 des Rebels nach reclits bewegt, das Ende t greift aber in eine 

 Hoblung des prismalischcu Metallstiickes n , welches nach der 

 Richtung des Pfeiles in der Hiilse H verschiebbar ist. Da nun 

 in dem prismatischen Mctallstiicke n die borizontale Axe a des 

 Rechens angebracht ist , so wird der gauze Rechen ft nach 

 rechts gezogen und seine Zahne kommen ausser Eiugriff mit 

 den Zahuen des Radchens p an der Uhr. Da das Gewicht des 

 Rechens 11 grosser ist, als die Kraft, welche erforderlich ist, 

 die Reibung der Rolleu zu iiberwinden und das Gewicht g nach 

 aufwarts zu Ziehen , so wird der Rechen herabfallen und das 

 Gewicht g, mit ihm die beiden Drathe uach aufwarts ziehen. 

 Dauurch wird aber der elektrische Strom unterbroehen , der 

 Elcktromagnet E htirt auf magnctisch zu sein, eine leichte Fe- 

 der reicht bin, um die Ankerplattcn A loszumachen und auch 

 das Metallstiick n in der Hiilse H in seine normale Lage nach 

 'inks auruckzufuhren. Die Zahne des Rechens R kommen wie- 

 dcr in Eingriff mit den Zahnen des Radchens p , der freige- 

 Wordene llebel h'a'b d relit sicli durch die Einwirkuug der 

 *chwere um seine Axe a', der Bleistift ft geht so weit nach 

 r ecltts ? als die Schnur s 4 zulasst . und das Spiel des Appa- 

 r &tes beginnt von Neueni. 



Die beiden Drathe, welche in das Inncrc der Thermometer- 

 rohre hinabtaucheu und obendrein von einander isolirt sein 

 oilen , crfordern eincn grossern Raum oder cinen grossern 

 aill)cr der Thermometerrohre. Doch liegt darin nichts Bcdenk- 

 ^'nos, was die wirkliche Ausfuhrung des Apparatcs anbelangt. 

 ,c Ausdebnung des Quecksilbers durch den Contact der bei- 

 en Drathe wird viel scharfer gemessen , als es bei dcr Able- 



3* 



