36 



sun"" durch das Auge geschehen kann ; es wird daher audi ein 

 Thermometer geniigen, dessen Grade eine geringcre Liinge 

 haben. Bei dem Thermometer von Jerak, das fiir die gewiihn- 

 lichen Beobachtungen an der Prager Stcrnwarte im Gebrauoh 

 ist, nimmt ein Grad Reaumur eine Liinge von 3 - 82""" ein; 

 ij eines Grades also 0-33' m "; der Durchmesser der Kugel be- 

 tragt 12 m,n . Der innere Durchmesser der Thermometerrohre 

 ma"- 0-5 bis 0-6 """ betragen. Gibt man der Kugel den doppelten 

 Durchmesser 24 mm oder weudet einen Quecksilbcrcylinder von 

 gleichem Volum an und reducirt die Langc eines Grades auf 

 die Ilalfte, also auf 1-66'"'", so wird der innere Durchmesser 

 der Thermometerrohre auf das vierfache, also auf 2""" oder 

 ungefahr 1 Linie gebracht. Soil man nun ^ eines Grades in 

 der Zeichnung erkcnncii, so muss die entsprechcnde Bewegung 

 dcs Bleistiftes & ungefahr ± eiuer Linie = 0-225'"'" betragen, 

 deun diess ist ungefahr die Griinze , bis zu wclcher man ohne 

 andere llilfsmittel als das blosse Auge die Zeichnung des Autogra- 

 phen richtig abschiitzt. Der zciintc Theil eines Grades betragt 

 aber der Voraussetzung nach am Thermometer 0'lG6 m '", folglleh 

 muss sich der Bleistift b um 0-225™" bewegen, wenn die Drathe 

 oder das Gewicbt g sich uni 0-106 bewegen. Dazu ist aber nor 

 nothi"', den beiden Ilcbclarmcn a' W und a'b das Verhitltniss, 

 3:4 zu geben, vorausgesetzt, dass man die Iiollen r k und r 5 

 glcieli annimmt. Macht man die ttollc i\ grosser als r,„ so nimmt 

 die Empfindliehkeit au. In der Zeichnung sind die beiden Kollcn 

 r, t und r 5 gleich angenommen und den Hebelarmen a! Ii! und afi 

 das Verhiiltniss 2:3 gegeben vvorden. Untcr der Voraussetzung 

 dass am Thermometer ein Grad 1-66 mm einnimmt, betragt efi 

 daher in der Zeichnung 2-49'" m ; ein Zehntel Grad betragt sehr 

 nahc den 9. Theil einer Pariser Linie. 



Gibt man cine Erwarmung des in der Thermometerrohre 

 ("ausser der Kugel) beOndlichen Quecksilbcrs als unschiidhc i 

 we""en der verhliltnissmassig geringen QuantiUit Quecksilbcr zu, 

 so lassen sich mit der einen Thcrmometerkugel zwei 1 net 



lometerrohren verbinden , von welchcn jede fiir einen 



Drath 



bestimmt ist, der dann nicht weiter isolirt zu scin brauc i • 

 Dabci kann audi der innere Durchmesser der Thermometerrohren 



genng sem. 



