Emetin, an cine Siiure gebumlen , im Wasser gelost der Wirkung 

 einer Grove'schen Siiure ausgesetzt. 



Wir haben uns iibcrzeugt, dass der Sauerstoff in dieser Art 

 angewendet, die genannten Korper so heftig angreift, wie die con- 

 centrirteste heisse Salpetersiiure es kaum vermag. Die Resultate 

 der Untersuchung wcrden wir in kurzer Zeit der kais. Akademie 

 vorzulegen die Ehrc haben. 



Dr. Hlasiwetz. M. Dr. Rochleder. 



Der prov. Gcneral-Secretar legt das von Seite der meteoro- 

 logischen Commission bei Fastr e inParis bestellteR e g n aul t'sche 

 Psychrometcr vor, uud bemerkt dabei, dass Herr Dr. Mil it zcr 

 so gefallig war, die Vergleichung der drei zu dem Apparate gehorigen 

 Thermometer vorzunehmen, aus der sich Folgendes ergab. 



Als Bestimmungsstiicke fiir die willkiirlichen Scalen dieser 

 drei Thermometer theilte Fast re* selbst folgende Daten mit: 

 Nr. 193 . . . .64.9=0°. . . .177.4= +20° 

 Nr. 186 . . . .58.4 = 0°. . . 187.4-= + 20° 

 Nr. 162 . . . 101.0=0o . . . .202.2= +20° 

 Um sich fiber die Zuverliissigkeit dieser Instrumente ein Ur- 

 theil bilden zu konnen , wurdeu sie mit einem zu Miinchen verfer- 

 tigten , dcm Herrn Sectionsrathe von Steinheil gehorigen 

 Normal-Thermometer verglichen , welches unter Bcriicksichti- 

 o-ung aller Correctionen nach der Bessel'schen Methode sehr 

 soro-faltig calibrirt ist, uud 0°01 noch mit Sicherheit ablesen 

 lasst. Die Vergleichung geschah nach der gew5hnlicb.cn Methode 

 in einer grossen Menge Wasser, das durch Umriihren in bestitn- 

 diger Bewegung erhalten und durch Mischen auf die zur Verglei- 

 chung gewiinschten Temperaturen gebracht wurde. Dieverglichenen 

 Puncte sind von 4° zu 4° gleichmassig fiber die ganze Scale ver- 

 theilt und jeder derselben durch mehrere in der Art aufeinandev- 

 i'okenden Ablesungen bestimmt, dass durch eine zvveckmiissige 

 Combination der Gang der Temperatur des Wassers wahrend der 

 Beobachtung selbst vollst'andig eliminirt wird. Gleicherweise wur- 

 den die Nullpuncte der Thermometer in einer grossen Masse fein- 

 o-estossenen Eises bestimmt. Die Thermometer zeigten dabei with- 

 rend einer halben Stunde eine vollkommen constante J . emperahir 

 an. Aus diesen Beobachtungsdaten wurde dann durch Interpolation 

 folgende Tafel bereebnet : 



