Das Frostwehrtheimometer nach Paul Maresch und H. Kappeller 



511 



Das Frostwehrthermometer nach Paul Maresch und H. Kappeller. 



Ein neues Thermometer zur Vorhersage von Nachtfrösten. 



(Hierzu eine Abbildung.) 



®ur Vorausbestimmung von Nachtfrösten hat Winters chulleiter Paul 

 ^ Maresch im Verein mit H. Kapeller ein eigenes Thermometer ge- 

 schaffen, das den Namen „Frostwehrthermometer führt und ohne jede 

 weitere Berechnung die einfache Ablesung der Frostgefahr am Vor- 

 abende gestattet. 



Diese handliche Vorrichtung ist 15 cm lang, 10 cm breit, besteht 

 aus einer weiss emaillierten Blechtafel unter einem Schutzdache, in welche 

 2 Thermometer eingelassen sind. Das linke ist trocken, das rechte wird 

 durch eine Stoffhülle mit einem in 

 ein darunter befindliches Wasser- 

 gefäss tauchenden Dochte feucht 

 erhalten. Beide Thermometer ent- 

 halten gefärbten Alkohol und zeigen 

 von bis +16° C. 



Die Gradlinien des linken 

 Thermometers sind schwarz, und 

 ihre Verlängerung nach rechts ab- 

 wärts gebrochen, die des rechten 

 Thermometers sind rot und wage- 

 recht nach links gerichtet. Die 

 zwischen beiden senkrechten Ther- 

 mometern befindliche Platte zeigt 

 dadurch Kreuzungen dieser Linien 

 und zwar auf weissem, gelben oder 

 blauen Felde. 



Die Schnittpunkte im weissen 

 Felde deuten auf keine Frostge- 

 fahr, die im gelben Felde auf 

 geringe Gefahr — wobei weitere 

 Thermometerbeobachtung in der 

 Nacht nötig ist — , die im blauen Felde auf bedeutende Frostgefahr. 



Zur richtigen Anwendung des Frostwehrthermometers ist 

 folgendes anzuempfehlen: Man befestigt das Thermometer mit oder ohne 

 Brettunterlage auf einem frei und senkrecht stehenden, 150 cm hohen 

 Pflocke, feuchtet das rechte Thermometer an, füllt das Wassergefäss mit 

 destilliertem oder abgekochtem und dann gekühltem Wasser oder mit 

 Regenwasser. 



Nur im Schatten erfolgt um 5 oder 6 Uhr abends dann die Ab- 

 lesung, welche sehr zuverlässig ist. 



Bei Anwendung von Brunnenwasser muss der unter der Hülle des 

 feuchten Thermometers sich bildende, mineralische Überzug alle 4 — 5 

 Tage entfernt werden. Hülle und Docht selbst sind unter allen 

 Umständen nach je 14 Tagen zu wechseln. 



Wenn man um 5 oder 6 Uhr abends abliest, ist Zeit genug gegeben, 



Abb. 65. 



