( 112 ) 



niet geheel. Dit laatste wordt schematisch voorgesteld door PI. I 

 fig. 1, welke nauwelijks nadere toelichting behoeft. De samenge- 

 perste waterstof doorloopt achtereenvolgens de regeneratorspiralen 

 D 4 , D 3 , D%, D x , C, B, A, van welke B zich gedeeltelijk bevindt in 

 een bad van, door P toegevoerde, vloeibare lucht, die onder zeer 

 lagen druk verdampt, en D t ,D 2 , G'en.4 door de bij de kraan M zich 

 ontspannende waterstof en D x en Z) 3 door de dampen uit het luchtbad 

 in F omspoeld worden. Daar echter kan worden beschikt over meer 

 vloeibare lucht dan noodig is om de toegevoerde waterstof voldoende 

 af te koelen, en de vacuumpomp (zie Med. N°. 83, Febr. '03) grooter 

 vermogen heeft dan noodig is, om de verdampende lucht l ) onder lagen 

 druk weg te zuigen, ook wanneer de regeneratorwerking der spiralen 

 Z) 1? D 2 , D z en D 4 wordt opgeofferd, is eenvoudigheidshalve de dub- 

 bele voorkoelregenerator Dl, welke een belangrijke besparing aan 

 vloeibare lucht zal geven, nog niet aangebracht, en bestaat de toestel 

 enkel uit één voorkoelregenerator C, den refrigerator F met koel- 

 spiraal B en den hoofdregenerator A in het vacuumglas E met ver- 

 zamelglas L, dat geplaatst is in de kast V, die met de kast U een 

 gesloten geheel vormt, 



b. De hoofdregenerator, PI. I fig. 2, bestaat uit 4 naast elkaar 

 gewonden en daarna in elkaar geschoven windingen koperen buis 

 van 2.4 m.M. inwendige en 3,8 m.M. uitwendige diameter A ly A^, 

 A, en A 4 , (aantal lagen 81 ; lengte van elke buis 20 M.,) die even- 

 als in den ethyleenregenerator (Med. N°. 14 Dec. '94 en beschrijving 

 van Mathias *), fig. 1 F) en den chloormethylregenerator (Med. N°. 87, 

 Juni '03 PI. 1) van het midden van den cylinder naar den omtrek en 

 weder van den omtrek naar het midden om den kraandrager M t ge- 

 wonden zijn, en samen met flanel omwoeld in het vacuumglas F 

 (binnen- en buitenwand zijn met E 0l en E 0i aangegeven) passen, 

 waaruit de vloeibare waterstof bij E l in het verzamelglas L loopt. 

 De vier windingen vereenigen zich bij J7 00 tot één toevoerkanaal, 

 dat evenals bij de kraan T in fig. 3, van de beschrijving van Mathias 

 1. c, afgesloten wordt door de spilpunt J/ n bewogen door een hand- 

 vat J/. n . De pakking J/ s sluit den buisvormigen kraandrager M A 

 aan het boveneinde, waar zij niet aan afkoeling blootstaat, luchtdicht 

 af (verg. bovengenoemde beschrijving van Mathias). De waterstof 

 ontwijkt zijdelings als bij de ethyleenkraan L fig. 2 in de beschrijving 

 van Mathias l.c. door zes openingen M Q1 en wordt verhinderd op 

 te stijgen of rond te loopen door de schermpjes i/ 02 en M oi . 



') Bij gebruik van zuurstof zou men partij kunnen trekken van afkoeling tot 

 lagere temperatuur, die dan echter in twee trappen zou moeten geschieden (verg § ib). 

 s ) Le laboratoire cryogène de Leyde, Rev. Gen. d. Sc. Avril 1896. 



