(115 ) 



Ü u waarin zich de hoofd regenerator, en de kast Ü it waarin zich de 

 voorkoelregenerator C bevindt. 



Wat betreft de beveiliging tegen spanningen, die door het verdampen 

 van lucht kunnen ontstaan, zoo behoefde de refrigeratorruimte F 

 alleen door de onder kwik uitmondende buis Y beveiligd te worden. 



^7. Bij de bescherming van de verschillende deelen van den toestel 

 tegen warmtetoevoer van buiten is er voor gezorgd, dat die opper- 

 vlakken, welke in temperatuur kunnen dalen beneden het kookpunt van 

 lucht en niet voldoende beschermd worden door geleiding van minder 

 afgekoelde deelen, niet met lucht doch alleen met waterstof in aan- 

 raking komen. Zoo is de refrigeratorbak F omhuld door de water- 

 stof, welke de kasten U en 1" vult, en bevindt zich ook waterstof 

 in de ruimte tusschen het vacuumglas L en den wand van de kast 

 V en strekt zich een zijarm Y. 20 en T r 31 van de kast V uit, om het 

 dubbelwandige kraantoevoerbuisje JST 61 , N~ S01 en de dubbelwandige 

 kraan iV 4J 2f b0l met waterstof te omhullen. 



De nieuwzilveren kast V, is evenals de nieuwzilveren kast U, 

 van welke het vacuumglas L door lagen papier V e4 en de refri- 

 geratorbak F door een laag flanel geïsoleerd is, tegen warmtegeleiding 

 van buiten verder beschut door afzonderlijke omhullingen met kapok 

 V S1 , aangestampt binnen een cartonnen omhulsel V~ Si , hetwelk 

 dichtgeplakt is. De lucht binnen deze afgesloten ruimte staat, ten 

 einde het neerslaan van waterdamp te voorkomen, evenals bij den 

 ethjleen- en chloormethylregenerator, (zie boven onder b) met de 

 buitenlucht in verband door middel van een met stukjes natrium- 

 hydraat gevuld droogbuisje, t.dr. 



De luchtdichte verbinding van de kast IJ met de kast V wordt 

 verkregen door den caoutchoucring Ua, die op het glas en op de 

 versterkte randen C7 50 en V so der nieuwzilveren kasten sluit. Caout- 

 chouc kan in grootere afmetingen alleen tot sluiting gebruikt worden, 

 wanneer het niet wordt afgekoeld. In dit geval is de geleiding langs 

 den nieuwzilveren, van het vacuumglas nog door lagen papier geïso- 

 leerden, wand zoo gering, dat de ringvormige versterkte randen op de 

 gewone temperatuur blijven en sluiting door een stevigen gespannen 

 caoutchoucring mogelijk is. Volkomen is die sluiting, wanneer het 

 caoutchouc enkel op het glas gedrukt wordt, niet; de geheele ver- 

 binding *s derhalve omgeven met een atmosfeer van nagenoeg zuivere 

 waterstof, welke men verkrijgt en onderhoudt door den caoutchouc- 

 ring Uc, die op U 1 en V x afsluit en die door het kraantje Ud met 

 waterstof onder overdruk gevuld wordt. Wegens de geringe warmte- 

 geleiding van het nieuwzilver is ook bij de verbindingen van V tl en 

 Z7 42 evenals bij de kraan pakkingen M z en iV 3 afkoeling niet te vreezen. 



