( 116 ) 



h. De kast V wordt met U tot een stevig geheel vereenigd door 

 de 3 stangen Ub met schroefverbindingen U tl en F 61 . Het vacuumglas 

 E a steunt, gevat door den caoutchouciïng Ua met een houten ring 

 E 1 en een nieuwzilveren cylinder U S1 tegen den refrigeratorbak F. 



Het geheel is bestand tegen het luchtledig pompen, dat noodig is 

 om den toestel met zuivere waterstof te vullen. Nadat de kast U, 

 waarvan de deelen Uj en U, onderling door steunbalkjes verbonden 

 zijn, en de kast V elk op zichzelf gemonteerd zijn, wordt het 

 vacuumglas E op zijn plaats geschoven en de kast V aan U ge- 

 koppeld. De geheele liquefactor hangt met een paar stangen aan 

 den zolder en wordt in 't bijzonder gesteund door de stevige lucht- 

 afvoerbuis F 2 en de waterstofafvoerbuis U i . 



Op PI. II is de circulatie schematisch, wat betreft de toestellen in 

 de juiste verhouding van afmetingen, wat betreft de verbindingen 

 enkel schematisch voorgesteld. De liquefactor is door de letters iiiq 

 aangegeven. Door Kc wordt de samengeperste waterstof toegelaten, 

 door Khd of Khc de afgeblazen waterstof afgevoerd. 



i. Voordat men met den toestel gaat werken wordt deze door 

 middel van luchtledig pompen en toelaten van zuivere waterstof 

 langs Kc, bij geopende kraan M, gevuld met zuivere waterstof, in 

 de droogilesschen 25a en £b bevrijd van sporen vocht, die zij mocht 

 hebben opgenomen. 



§ 3. De compressoren en gnsklokken. 



ii. De waterstof wordt op hoogen druk gebracht met behulp van 

 twee compressoren, in elk van welke de samenpersing in twee 

 slappen plaats vindt. 



Terwijl andere natuurkundigen gebruik maken van snelloopende 

 compressoren met waterinjectie, van denzelfden aard als die, welke, 

 door mij indertijd (zie Med. N°. 14 van Dec. '94 § 10 en NV 51, 

 Sept. '99 § 3) voor het werken met zuivere gassen werden inge- 

 richt, heb ik voor de waterstofcirculatie langzaam loopende com- 

 pressoren (zie PI. Il © met 110en.£> met 80 omwentelingen per min.) 

 gebruikt, die met olie gesmeerd worden. Om continu met waterslof 

 te kunnen werken is de hoogste graad van zuiverheid van het gas 

 noodig. Want de bij het gas gemengde lucht zet zich in de regene- 

 ratorspiraal af en zal, wanneer zij zich daar gedeeltelijk verzameld 

 heeft, bij de onvermijdelijke wisselingen van temperatuur in ver- 

 schillende deelen van de spiraal, nu eens smelten dan weer bevrie- 

 zen, zoodat zelfs kleine hoeveelheden, in aanmerking genomen het 

 naar beneden vloeien, noodzakelijk verstopping teweeg moeten brengen. 

 Zulke kleine hoeveelheden lucht, zouden allicht worden afgegeven 



