( 120 ) 



Is het hevelbuisje niet in gebruik dan wordt het gesloten met een eindje 

 caoutchoucslang, waarin een stopje. Om over te hevelen verwijdert men 

 dit stopje en verbindt het toevoerbuisje Pb (PI. I) met een eindje caout- 

 choucslang aan het hevelbuisje b (tig. 2). Ten einde afbreken van 

 het door de koude broos geworden caoutchouc te voorkomen, worden 

 de nieuwzilveren buisjes zoodanig ingericht, dat ze in elkaar passen, 

 en het caoutchouc dus niet zoo sterk aan spanning wordt blootgesteld. 



De toevoer van vloeibare lucht in den refrigeratorbak wordt verder 

 geregeld met de kraan P. PI. I. Wijst de drijver aan dat de flesch 

 nagenoeg leeggezogen is, dan vervangt men deze door een andere. 



De kraan Ks wordt geregeld naar de aflezing op de stijgbuis Y. 



b. Men laat de lucht onder een druk van 15 mm verdampen, het- 

 geen mogelijk is doordat als vacuumpomp een Burckhardt-Weiss- 

 pomp (S PI. II gebruikt wordt. 



De vacuumpomp is dezelfde, die gebruikt wordt bij het meten met 

 den cryostaat van baden bij — 217° (zie Med. No. Q& d van Juni '05.), 

 en is met het oog op dit doel volgens Med. No. 83 V. Febr. '03 in- 

 gericht. De lelters bij g op pi. II, hebben dezelfde beteekenis als in 

 laatstgenoemde Med. PI. VIII. Aan deze vacuumpomp 5 van 360 

 JP verplaatsing per uur wordt ook nu weder als vermeld in Med. 

 No. 94 rf VIII Juni '05 gezogen door een kleine vacuumpomp van 

 20 M 3 verplaatsing per uur '). (op PI. II. met -5? aangeduid.) 



$ 5. In werking brengen van den liauefactor. 



a. Is de toestel volgens §2 gevuld met zuivere waterstof en in den 

 refrigeiator onder lagen druk verdampende lucht gebracht, zoo laat 

 men de waterstof, die door © en .p PI. II. langs Kc aangevoerd 

 wordt, gemakshalve bij wijdgeopende kraan M PI. I. eenigen tijd 

 doorstroomen ten einde den geheelen toestel voor te koelen. Daarna 

 regelt men de kraan M zoodat de druk in de regeneratorspiraal 

 langzaam oploopt. Bij 100 atra. kan de toestel zeer goed vloeibare 

 waterstof leveren, zelfs is wel bij 70 atm. gewerkt. Gewoolijk echter 

 wordt de druk tusschen 180 en 200 atm. gehouden, daar het rende- 

 ment dan eenige malen grooter is 2 ). De liquefactor levert dan circa 

 4 Liter vloeibare waterstof per uur. Een gedeelte van de waterstof 

 laat men langs Kha PI. I fig. 2 en PI. II ontsnappen om de hevel- 

 buis JSf^ PI. I en de kraan N voor te koelen. 



Zoodra zich vloeibare waterstof af gaat scheiden bemerkt men 

 dat men de kraan M verder moet dicht draaien om den druk binnen 

 dezelfde grenzen te houden. 



1 ) Wil men bij gebruik van 0. 2 (zie § 2 noot 2) tot een druk van een paar mM. 

 afdalen, zoo zou vooraf moeten gaan een afkoeling iu den tweeden refrigerator 

 als F met 2 onder lagen druk verdampende aan j? bijv. 



2 ) v. d. Waals heeft den weg aangegeven om dit te berekenen (zie noot ') bij § 2. 



