( 124 ) 



(E opgesteld is, en hier overgeheveld. Te dien einde koppelt men het 

 buisje b'\ van PI. III al weder door een eindje caoutchoucslang, om- 

 huld met flanel en wol, aan het toevoerbuisje a 1 van den cryostaat 

 en het buisje d aan een toevoerbuis van zuivere waterstof onder 

 druk die van 3ÏAc pi. II langs Kioa wordt aangevoerd. Bij al derge- 

 lijke aan- en afkoppelingen zorgt men, dat er steeds overdruk in de 

 te koppelen buizen is, dat de afgekoppelde buizen terstond gesloten 

 worden door dichte stoppen en dat de toestellen vooraf, na lucht- 

 ledig gepompt te zijn met zuivere waterstof worden gevuld. Men laat 

 de vloeibare waterstof eerst in den cryostaat êr nadat deze vooraf 

 — bij andere aankoppeling (zie de stippelijn op PI. II) — afgekoeld 

 is met behulp van zuivere waterstof, die men uit Dihc door een, in 

 vloeibare lucht gelegde koelslang Re/r, heeft geleid. Deze refrigerator 

 is van een dergelijke constructie als de stikstofcondensator PI. VII 

 van Med. N°. 83 (Dec. '02 en Febr. '03). In plaats van Nliq is hier 

 te lezen H 3 en in plaats van Ox liq, Aër liq, welke uit de vacuum- 

 flesch 21c, wordt overgeheveld (verg. § 6). 



Bij het overhevelen van de vloeibare waterstof in @r wordt de 

 snelheid van overstroomen geregeld naar een kwikmanometertje, dat 

 aan het buisje c op het kapje h PI. III bevestigd is. 



b. Uit den cryostaat ontwijkt de verdampte waterstof langs U 37 

 naar den compressor ® PI. II, die ook als vacuumpomp kan dienen 

 en dan veiligheidshalve door .£> en Kf bij de gestippelde aankoppe- 

 ling Kf het mogelijkerwijze iets verontreinigde gas in de afzonderlijke 

 bus %\hd opbergt, of ook langs Y 3i en Kpe of Kpd naar de gas- 

 houders Gaz a of Gaz b. 



XI. Het zuiveren van waterstof voor den cyclus. 



a. Hierover is reeds in Med. n°. 94f/ IX gehandeld. Ten einde 

 steeds gemakkelijk zuivere waterstof te kunnen verkrijgen, om onver- 

 mijdelijke verliezen goed te maken, en om verder bevrijd te worden 

 van de vrees voor verlies van zuivere waterstof, die anders allicht 

 van het ondernemen van sommige proeven af zou schrikken, is een 

 blijvende inrichting voor de zuivering, volgens het beginsel van IX 

 gemaakt. De zuiveringstoestel is op PI. IV afgebeeld en op PI. II bij 

 3 terug te vinden. 



De onzuivere waterstof uit ^ïhb wordt door Kn langs een droog- 

 buis toegelaten in een regeneratorslang (zie PI. IV), bestaande uit twee - 

 concentrische in elkaar gesloten buizen, waarvan de buitenste a voor 

 aanvoer, de binnenste b voor afvoer dient. Buiten den toestel zijn 

 a en b gescheiden a„ en b , binnen den toestel zet van e af, a zich 

 voort als er, en vervolgens als de spiraal (/ 3 om te eindigen boven 



